( 73 ) 

 uuvelte est ouverle , le forliu 1) n'en fail jamais plus de 40. 

 Quand la cuvetle est fermée il n'en fail qu'une , une seule : le 

 mercure se borne à descendre doucement jusqu'à sa position fixe 

 Au premier abord ce fail peut paraître singulier ; mais il est 

 bien facile à expliquer. On écarte lentement le baromètre de la 

 verticale, afin qu'en atteignant le sommet du tube, le mercure 

 ne le heurte pas assez brusquement pour le casser. Le vide 

 partiel se fait dans la cuvette ; mais l'air extérieur a le temps de 

 s'introduire pour combler à peu près ce vide. Tout-à-coup , on 

 ramène le baromètre à la verticale , le mercure en retournant à la 

 cuvette y comprime subitement l'air , et cette compression par- 

 tielle et continue empêche le mercure de descendre avec une 

 vilesse accélérée ; elle en retarde la chute qui alors s'exécute 

 lentement , à mesure que l'air peut s'échapper de la cuvette par 

 les pores de la peau. Cette chute est assez lente pour que le 

 mercure ne puisse arriver à sa vraie hauteur : l'adhérence le 

 retient trop haut , les chocs le font descendre de o,285. Ce 

 nombre est la moyenne de dix observations. 



Si au lieu de ramener vivement le baromètre à la direction 

 verticale on l'y ramène très-lentement , comme nous l'avons 

 déjà fait pour les siphons D et A , l'adhérence produira un effet 

 maximum , le même pour les deux cas de la cuvette ouvexte ou 

 fermée, ce dont je me suis assuré par 38 observations Les 

 chocs font alors baisser le mercure de o,4i3 en moyenne. 



Le cabinet au nord , où les trois baromètres sont suspendus , 

 est long de 3n»,5o, large de 2^,80 et haut de 2"", 20, Il commu- 

 nique avec une chambre dont on ouvre les fenêtres pour faire 

 l'expérience suivante. La porte s'ouvre de dedans en dehors. 

 Quand on l'ouvre vivement, violemment, l'air se raréfie un 

 peu dans le cabinet ; la pression diminuant instantanément , le 

 baromètre baisse, puis il oscille plus ou moins long-temps selon 

 la plus ou moins grande vitesse imprimée à la porte. Le siphon 

 D fait ainsi de 56 à 68 oscillations simples. Le siphon A en fait 



