FD; 
FRS 
ADRIANO FIORI 
7 
I microtomi a mano constano essenzialmente di due parti, destinate, 
l'una a guidare il rasoio e l'altra a determinare lo spessore microto- 
mico delle sezioni che si vogliono eseguire. La prima consiste in un 
piano di metallo o meglio di vetro, sul quale si fa scorrere il rasoio a 
sfregamento, manovra che riesce con sufficiente esattezza dopo qualche 
esercizio ed è resa più facile usando un rasoio a faccie piane. Riguardo 
al modo di funzionare di tale piano non vi sono differenze nei vari 
modelli di microtomi a mano; si hanno invece notevoli diversità ri- 
guardo alla seconda parte, cioè all’ apparecchio destinato allo sposta- 
mento microtomico. Ora, premesso che le condizioni per ottenere sotto 
questo rapporto delle buone sezioni sono che l’oggetto sia ben fissato e 
che lo spostamento micrometrico avvenga in modo regolare, possiamo, . 
secondo tale criterio, classificare i vari modelli di microtomi a mano 
in diverse categorie a seconda che soddisfano più o meno perfettamente 
alle condizioni suindicate. 
I modelli più semplici sono i così detti a cilindro tra i quali quelli 
Ranvier, Nachet (1), ecc. In questi l'oggetto va introdotto nel cilindro 
cavo fissandovelo con pezzi di midollo di sambuco o di sovero, poi viene 
come spremuto fuori dall’innalzamento della vite micrometrica che preme 
sopra un cilindro pieno sul quale poggia l'oggetto. Abbiamo però in 
tali mierotomi diversi inconvenienti assai gravi pei quali spesso ne riesce 
problematica ľ utilità. 
Prima di tutto dovendo cacciare a forza l’ oggetto entro al cilindro, 
facilmente verrà guastato se è molle e delicato; in secondo luogo, do- 
| vendo la parete del cilindro servire ad un tempo per fissare l' oggetto 
e suecessivamente con.e piano di scivolamento dello stesso, non potrà 
adempiere bene né a l'una nd a l'altra di tali funzioni essendo esse 
in antagonismo tra loro; da ultimo, venendo l’ oggetto come spremuto 
“fuori dal cilindro mediante pressione diretta sulle sostanze eminente- 
mente elastiche (midollo di sambuco, sovero) che lo circondano, di leg- 
gieri si comprende come lo spostamento microtomico non possa avvenire 
altro n in peu à affatto irregolare. Quest” ultimo inconveniente, che 
) v. Cute Del p 1 — Catalogo Koristka 1804, p. 61, ecc. 
