3 E ~ Ex u t > 
NUOVO MICROTOMO A MANO CON MORSETTA TUBULARE 
di eris à il pià grave di tutti, è tolto nel microtomo di Zeiss (1), nel 
quale l’oggetto viene introdotto in un cilindro come nei precedenti ma 
questo scorre entro ad un secondo cilindro in modo che la vite mi- 
crometrica non agisce direttamente sull’ oggetto, ma sul tubo che lo 
racchiude, il quale si sposta unitamente ad esso. Anche in tale micro- 
tomo rimane però l’ inconveniente non lieve di essere la fissità dell’og- 
getto legata al fatto della sua introduzione più o meno forzata nel ci- 
lindro portaoggetto, per cui non potrà mai essere tale fissità molto ri- 
levante, e se si tratta di oggetti delicati, facilmente verranno sciupati. 
È certamente in vista di ovviare a questo inconveniente, che furono 
costruiti i microtomi sul tipo di quelli di James Smith (2), Reichert (?), 
Oschatz (*), ece., i quali sono muniti di una morsetta a leva od a vite 
per fissare l'oggetto. Nei due primi la morsetta coll’ oggetto rimane 
fissa ed è il piano su cui scorre il rasoio che si abbassa, funzionando 
da apparecchio di spostamento microtomico, quindi l'inconveniente che 
essendo tale piano mobile può spostarsi mentre si striscia su di esso col 
rasoio, variando così lo spessore delle sezioni mentre si stanno eseguendo. 
In quello di Oschatz non abbiamo tale inconveniente, perchè invece 
è la morsetta che si innalza ed il piano è fisso; tale microtomo è 
però assai complicato e costoso ed è certamente per tale ragione che 
ora non trovasi più in commercio. 
= Conscio adunque, per l'esperienza fatta in laboratorio, degli inconve- 
nienti che si riscontrano nei microtomi a mano attualmente in com- 
= mercio, e considerando il costo relativamente elevato dei migliori, come 
quello di Zeiss, mi venne li idea di un nuovo modello che, pel suo modo 
di funzionare e pel suo costo, meglio corrispondesse alle esigenze tec- 
niehe, pratiche e finanziarie insieme ehe si richiedono in tali istrumenti. 
Seguendo le mie idee costruii dapprima un modello in legno che inviai 
al Koristka di Milano, il quale vi fece diversi appunti dal lato della 
esecuzione meccanica. Allora, lasciando intatta la parte sostanziale, mo- 
() V. Catalogo pios ee 
(©) V. Harrıns, Das Mi ids; ee 1866, p. 411. 
(3) V. Catalogo Reichert e Catalogo eni salle 1891, p. 43. 
(4) V. Harrıns, 1. c., p. 409. 
