196 ADRIANO FIORI 
dificai il modello, approfittando anche dei suggerimenti del Koristka 
stesso, il quale si assunse la costruzione dell’istrumento e la mandò ad 
effetto con quella precisione e valentia che distingue lo stabilimento 
| da lui diretto. 
L’ istrumento, qual'é rappresentato dalla qui unita figura, si presenta 
= della forma dei comuni mierotomi a cilindro, benchè alquanto più grande; 
termina in alto col solito disco per lo 
B scorrimento del rasoio ed al disotto ha 
una parte cilindrica che serve ad im- 
pugnarlo; inferiormente vi è la vite 
mierometrica col bottone divisoin dieci 
parti, di cui ognuna corrisponde ad un 
inalzamento di 5 centesimi di mm. 
Una tacca praticata nella parte infe- 
ONVWII - VALSINON TS 
riore del corpo del mierotomo serve, 
osservano per traguardo, da indice 
per far girare il bottone della vite 
mierometrica di quel tanto che si crede 
opportuno. 
La parte cilindrica del corpo del 
mierotomo presenta una spaccatura per 
lato, che come vedremo in seguito, per- 
mette di avvitare e svitare il pezzo C 
(fig. 1 e 2) dell'apparecchio p rtaogget- 
to. Una delle labbra laterali di una di 
tali spaccature si prolunga superior- 
mente in una fessura nella quale seorre 
il bottona D (fig. 2) dell’ appareechio 
'portaoggetto, il qual ultimo può in tal 
modo essere in parte spinto fuori del 
corpo del microtomo. La spaccatura 
stessa è praticata in modo che il suo labbro superiore, quando come 
nella fiz. 1 il bottone D non imbocea la fessura suddetta, serve ad ar- 
restare la morsetta portaoggetto al livello del piano di scorrimento del 
7 
oc 
ME 
Um 
D 
È 
E 
/ 
ies 
EON MW ERES ELLAS UN Me MM 
fea #4 
