221 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
22? 
Zimmer ausgeführt, in welchem bei Abwesenheit der 
Lampen Z und Z, vüllige Finsterniss herrschte; selbst 
die Nebenzimmer waren verdunkelt worden. Die Stel- 
lung der hauptsächhchsten Schutzwände ist in Fig. 4 
punctirt angedeutet. Wurden zwischen ZL und G Schutz- 
wände eingefügt, um etwaiges von den Seitenwänden 
reflectirtes und G& treffendes Licht abzuhalten, so wurde 
keine merkbare Ânderung in der Photometercinstellung 
beobachtet. Das von den schwarzen Wänden reflectirte 
Licht war also jedenfalls zu vernachlässigen, Zwischen 
G und M erwies sich eine Schutzwand gleichfalls als 
überflüssig und zwar aus Gründen, die weiter unten 
(s. Prüfung des Photometers) erläutert sind. Der von 
den Schutzwänden eingeschlossene Raum wurde auch 
von oben, so weit thunlich, bedeckt um das von der 
Decke reflectirte Licht abzuhalten und im Zimmer den 
môglichsten Grad von Dunkelheit zu erreichen. 
Bei der ersten Aufstellung konnten die Entfernun- 
gen ZG und GA beliebig variirt und auch die Platte G 
gedreht werden, doch bildeten die beobachteten aus- 
tretenden Strahlen stets die gerade Verlängerung der 
einfallenden. Bei der zweiten Aufstellung konnten 
Einfallswinkel und Austrittswinkel beliebig und mess- 
bar variirt werden; zugleich wurden auch polarime- 
trische Messungen gemacht. Diese Aufstellung ist in 
Fig. 5, 6 und 7 skizzirt. Das Photometer ist an eine 
Fig. 5. 
horizontale Axe befestigt, die Ebene der Zeichnung 
Fig. 3 liegt also hier vertical. Die Rôhren M und N 
 bleïben horizontal, die Rôhre Æ (Fig. 3) ist nach unten 
gerichtet. Fig. 5 und 6 giebt eine Ansicht von oben, 
Fig. 7 eine Seitenansicht. T ist ein massiver eiser- 
ner Tisch (Theil eines grossen Steinheil’schen Spec- 
Tome XXXI. 
trometers), dessen runde Oberplatte einen Diameter von 
67 cm. hat. Durch das Centrum des Tisches geht eine 
Axe, um welche sich der Messingstreifen S, auf der 
Tischplatte schleifend, drehen lässt. Eine am Rande 
des Tisches 7 angebrachte Theiïlung liess die Grüsse 
dieser Drehung messen. Durch Holzblücke war die 
Lampe Z mit dem Streifen $S fest verbunden. Der die 
Platte G tragende Theodolit war gleichfalls mit die- 
sem verbunden-und nahm also an der Drehung dessel- 
ben Theiïl. Sollte, wie dies ja meist der Fall war, bei 
constantem Einfallswinkel, nur der Austrittswinkel 
verändert werden, so wurde der Streifen $ mitsammt 
der Lampe Z und dem Theodoliten gedreht; um den 
Einfallswinkel zu ändern wurde G um die verticale 
Axe auf dem Theodoliten gedreht. So konnten beide 
VWinkel vôlig beliebig eingestellt werden. In Fig. 6 ist 
eine solche veränderte Stellung angegeben; Cn ist die 
Normale zur Platte G; in Fig. 7 sind 7, G, S und. Z 
in der Stellung skizzirt, welche der Fig. 5 entspricht. 
F ist die Seitenansicht der Büchse des Photometers; 
die Einfallsebene der Glassäule ist bei dieser 
Stellung vertical. M und N haben dieselbe Bedeu- 
tung, wie in Fig. 3 und 4. Die Rôbre A ist nach unten 
gerichtet. Die Ebene der Hülfsplatte G, bildet mit der 
Axe der Rôhre Æ und mit der Ebene der Zeichnung 
Fig, 7 einen Winkel von etwa 45°; sie wird auf der 
15 
