Bulletin de l’Académie Impériale 
204 
Die aus 10, je bloss 0,5 mm. dicken Platten be- 
stehende Glassäule G ist, mit Zwischenlagen von Staniol 
zwischen den Rändern der einzelnen Platten, in einem 
Messingrahmen gefasst und mit diesem auf einer Axe 
aufgeschraubt, welche den Deckel der sie umschlies- 
senden cylindrischen Messingbüchse durchsetzt und 
aussen einen auf die Kreistheilung an der Peripherie 
des Deckels weisenden Index trägt. 
Im Mantel der Büchse sind 4 Offnungen eingebohrt, 
welche einander paarweïise diametral gegenüberstehen 
und so angeordnet sind, dass die Axen der rührenfôr- 
migen, äussern Ansätze der beiden Offnungs - Paare 
66° 26° i. e. das doppelte Complement des Polarisa- 
tionswinkels der Glasplatten miteinander einschliessen. 
Die einen der rührenformigen Ansätze tragen die mit 
den getheilten Kreisen À und B versehenen Halter der 
Polarisatoren PP, welche in ihnen drehbar sind und 
auf welche ihrerseits die Blendrühren »# m aufge- 
schraubt sind. Auf die Kreistheilungen weisen die in 
Fig. 2 sichtbaren an der Büchse festsitzenden Indices 
und die Drehung der Kreise ist vermittelst Zahnräder 
und Getriebe durch die Stangen «a und b mit rände- 
rirtem Kopf in der Nähe des Beobachters zu bewerk- 
stelligen. In eine oder andere der beïden, den Kreisen 
A und B gegenüberstehenden Rühren C und D lässt 
sich nämlich nach Belieben das Polariscop-Fernrobr » 
einschieben, das aus dem Ocular N mit Nicol’schem 
Prisma vor der Ocular-Linse und dem Objectiv I mit 
. Savart’scher Doppelplatte Æ aus Kalkspath vor ïhr 
besteht. Das Fadenkreuz im Focus des Objectivs ist in 
der Zeichnung weggelassen; die andere der beiden 
Rôhren wird jeweilen durch einen Messingdeckel ver- 
schlossen. Eine Nase am Polariscop und entsprechende 
Nute an der Rôhre giebt dem ersten stets wieder die- 
selbe Lage. Über dem Ocular des Polariscop-Fernrohrs 
ist noch ein kleines holländisches Fernrobr f ange- 
bracht, welches zur Ablesung der Stellung des Index 
an der Kreiïstheïlung À direct und an der Kreistheilung 
B vermittelst eines auf dem Glassäulen-Index ange- 
brachten und zu dem Ende aufzuklappenden Spiegels S 
dient. Im letztern Fall wird, um die durch den Spiegel 
gewendeten Zahlen wieder in der richtigen Stellung 
_ zu sehen, am Ocular ein rechtwinkliches Glasprisma 
angebracht. Am vordern Ende der Blendrübren m 
lassen sich entweder blosse, die Üffnungen begrenzende 
Blenden oder dann gefasste Milchgläser vorsetzen. 
Um das Instrument leicht in jede Lage bringen zu 
künnen, ist dasselbe, wie Fig. 2 zeigt, um zwei auf- 
einander senkrechte Axen drehbar aufgestellt. Ein 
Dreifuss mit Säule besitzt am obern Ende eine w-fôr- 
mige Gabel, welche als Träger der klemmbaren Hori- 
zontal-Axe dient. Durch ihre Mitte geht eine ebenfalls 
klemmbare Stange hindurch, die am einen Ende am 
Boden der Büchse befestigt ist und am andern ein Ge- 
gengewicht trägt. Bei horizontaler Stellung der Büchse 
resp. des Instruments dient diese Stange zugleich als 
Vertikal-Axe, dagegen bei vertikaler Lage des Instru- 
ments als Horizontal-Axe zur Neigung desselben und 
im Horizont lässt sich dann dasselbe durch Drehen der 
Gabel auf der Säule — mit etwas grüsserer Reibung — 
verstellen, 
Alle drei Kreïse: À, B und derjenige auf der Büchse, 
sind nur in ganze Grade getheilt und die Indices sind 
einfache Striche, so dass man durch Schätzung bloss 
051 abliest. 
Zur Bestimmung der Function f (@) in Gleichung (9) 
nach der Arago’schen Methode (Gleichung (12)) lässt 
sich in die festen Ansatzrühren hinter den Polarisato- 
ren ? eine passend gefasste parallel zur optischen Axe 
geschnittene Quarzplatte einschieben. 
Für die Lüsung der allgemeinen, dmeh die Glei- 
chungen (6) und (13) charakterisirten Aufgabe, wäre 
eigentlich noch ein vierter getheilter Kreis nothwendig, 
der mit dem Polariscop-Fernrohr fest verbunden auf die 
Rühren C oder D aufzuschieben wäre, so dass man die 
Drehungen des letztern um seine Axe vermittelst fester 
Indices auf den Rôhren am Theïlkreise ablesen und so 
die Azimute « und a, der Polarisationsebenen des ein- 
fallenden Lichts ermitteln künnte. Diese Complication 
ist indessen bei unserm Instrumente fortgelassen, da 
dieser allgemeine Fall sehr selten vorkommt, sondern 
diese Azimute durchweg entweder gleich 0 oder 90° 
sind, 
Es bedarf schliesslich kaum der Erwähnung, dass 
alle innern Wände des Photometers mattschwarz ge- 
macht sind. 
Justirung des Instruments. Das Savart’sche 
Polariscop zeigt bekanntlich in polarisirtem Licht far- 
bige geradlinige Fransen; damit in unserm Falle diese 
Farbfransen recht dexitlich erscheinen, muss das kleine 
ungefähr 5 Mal vergrüssernde Fernrobr, mit dem WT 
sie betrachten, auf die Unendlichkeit alagestaltt und 
