205 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
der Hauptschnitt des Nicols vor dem Ocular unter 45° 
zum Hauptschnitt der Savart’schen Doppelplatte — 
hier zwei unter 45° zur optischen Axe geschnittene, 
gleich dicke, plan geschliffene und kreuzweise aufein- 
ander gelegte Kalkspathplatten — orientirt sein. Diese 
Orientirung soll durch den Verfertiger bereits ausge- 
führt und ebenso das Fadenkreuz im Focus des Objec- 
tivs angebracht sein, so dass der Beobachter das nicht 
drehbare Ocular (Schraube daran, die sich in einem 
Schlitz des Auszugs bewegt) nur durch Auszieben auf 
deutliches Sehen des Fadenkreuzes einzustellen hat, 
um das Fernrohr.auf die Unendlichkeit jüstirt zu er- 
halten. Eine Verification der Richtigkeit dieser letztern 
Einstellung ist durch Hinrichten des Polariscops auf 
einen fernen Gegenstand jeder Zeit môglich. 
Die Farbfransen in diesem Polariscop verschwinden 
nun jeweiler, wenn nur natürliches Licht auf dasselbe 
einfällt, sodann aber auch, wenn die Polarisationsebene 
des cinfallenden polarisirten Lichts dem Hauptschnitt 
der Kalkspath-Doppelplatte parallel ist oder darauf 
senkrecht steht. Die letztere Eigenschaft wird zur 
Jüstirung der einzelnen Theiïle gemäss den Anforde- 
rungen der Theorie benutzt. 
Nachdem man sich überzeugt hat, dass die Glas- 
säule parallel ihrer Drehungsaxe ist und diese der 
Büchsenaxe parallel sei, was daran zu erkennen ist, 
dass sei es bei der Stellung der Glassäule in Fig. 3, 
sei es bei der darauf senkrechten, wie es die punktirten 
Linien in dieser Figur andeuten, die Bilder der beiden 
Offnungen À und B nach dem Durchgang und der 
Reflexion an der Glassäule für den Beobachter bei C 
oder D resp. für den Beobachter in À oder B die Bil- 
der der Offnungen C und D sich vollständig decken, | 
wird nach Entfernung der Polarisatoren P das Polari- 
scop-Fernrohr bei C soweit eingeschoben, dass die Nase 
noch frei bleibt, die Glassäule wie in der Fig. 3 unterm 
Polarisationswinkel resp. so, dass die Bilder von À 
und B sich decken, orientirt und nun nach Verschluss 
der einen oder andern der Offnungen À und B das 
Polariscop so lange um seine Axe gedreht, bis die Farb- 
fransen darin verschwinden, alsdann ist der Hauptschnitt 
der Kalkspath-Doppelplatte parallel oder senkrecht zur 
Einfallsebene der Glassäule i. e. der Polarisationsebene 
des von ihr her einfallenden Lichts. 
Hierauf setzt man in den Theiïlkreis À den Polari- 
sator wieder so ein, dass das Licht ganz ausgelôscht 
Tome XXXII 
wird, wenn beim Hineinsehen von der Offnung D aus 
der Index am Theilkreise auf 90° weist; es ist dann 
angenähert die Polarisationsebene desselben bei der 
Ablesung 0° am Theiïlkreise parallel zur Einfallsebene. 
Um nun die Ablesung am Kreise, wo dies genauer der 
Fallist, zu erhalten,benutzen wir das in der obigen Weise 
orientirte Polariscop. Wenn wir nämlich die Glassäule 
senkrecht zur Sehaxe des letztern stellen (so dass sie also 
das durchgehende Licht nicht polarisirt), so wird offen- 
bar die Polarisationsebene des Polarisators bei À genau 
parallel zur Einfallsebene sein, wenn die Farben im 
Polariscop eben verschwinden und man hat dann nur 
die Index-Stellung am Kreise abzulesen, um diese Lage 
zu fixiren oder, unter genauer Einstellung auf 0°, den 
Polarisator in seiner Fassung vermittelst der seitlichen, 
durch einen Schlitz in der letztern herausragenden 
Schraube (vis-à-vis P in der Fig. 3) etwas zu drehen, 
bis das Auslüschen der Farbfransen erfolgt. Nach An- 
ziehen dieser Schraube wird dann stets die Ablesung 0 
am Kreise À dem Parallelismus der Polarisationsebene 
seines Polarisators mit der Einfallsebene bei der Glas- 
säule entsprechen. Stellen wir jetzt diesen Polarisator 
resp. den Kreis am Index auf 45° ein, so werden wie- 
der lebhafte Farben im Polariscop erscheinen, die beim 
Zurückdrehen des Polariscops um 45° auch wieder 
verschwinden. Sollte bei der so ermittelten Stellung 
desselben die Nase des Polariscop-Fernrohrs nicht ge- 
nau in den Schlitz am Rohre C passen, so würde das 
eine nicht genaue Jüstirung der Kalkspath-Doppelplatte 
in Bezug auf diese Nase durch den Verfertiger des 
Instruments anzeigen und man müsste nun selbst diese 
Platte mit ihrer Fassung im Rohre etwas nachdrehen, 
bis beim Einfallen der Nase in den Schlitz, ein voll- 
ständiges Auslüschen der Farbfransen erfolgt. 
In ganz entsprechender Weise erfolgen die Jüsti- 
rungen für den Polarisator im Kreise B,nachdem man 
das Polariscop in die Rühre D eingeschoben hat. 
Hiemit ist das Instrument für den Gebrauch bereit. 
Gebrauch des Instruments. Die Theorie des” 
Instruments setzt voraus, dass die zu vergleichenden 
Lichtquellen zwei gleichférmig leuchtende Scheïben 
von genügender Ausdehnung darstellen, um das Ge- 
sichtsfeld des Polariscop-Fernrohrs gleichfürmig zu er- 
leuchten und die Messung mit dem Instrumente wird 
dann offenbar das Verhältniss des von gleich grossen 
Flächenstücken ausgesandten Lichtes ergeben. Ist diese 
14 fe : 
