des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
Ehe ich zur Mittheilung einiger mit dem neuen 
Instrument ausgeführten Vergleichungen von Licht- 
quellen als Beispiele seines technischen Gebrauchs — 
ein Beispiel wissenschaftlichen Gebrauchs desselben 
bieten die damit ausgeführten, oben erwähnten Unter- 
suchungen des Herrn Chwolson über Diffusion dar — 
übergehe, will ich noch kurz einer Untersuchung 
über die Einstellungs- resp. Beobachtungsfehler bei 
demselben erwähnen. 
Ermittlung der Variation der Einstellungs- 
fehler mit dem Winkel 8. Um durch den Versuch 
zu entscheiden, ob gemäss den Bemerkungen zu Glei- 
chung (14) der Einstellungs- resp. Beobachtungs- 
fehler 08, constant oder mit 8, variabel sei und im 
letzteren Fall in welchem Betrag veränderlich, habe 
ich von einer einzigen kräftigen Lichtquelle — das 
eine Mal eine Petroleumlampe mit Runddocht von 
21 Kerzen Lichtstärke, das andere Mal ein Argand- 
brenner von 27 Kerzen — durch 2 beiderseits von 
ihr aufgestellte Spiegel das Licht der einen und 
andern Milchglasplatte des Instruments zureflectirt, 
Indem ich dann die Lichtquelle bald dem einen, bald 
dem andern Spiegel mehr annäherte, konnte ich be- 
liebige und von absoluten Intensitätsschwankungen 
derselben unabhängige, also constante Verhältnisse 
in der Erleuchtung der beiden Milchglasplatten her- 
stellen. Es wurden nun Jeweilen bei 3 verschiedenen 
Beleuchtungsverhältnissen 10 Einstellungen am Kreise | 
B gemacht, welche zu folgenden Resultaten für das 
Mittel derselben 8, und die mittlere Abweichung der ein- 
zelnen Beobachtungen von diesem Mittel: 08, führten. 
În den beiden letzten Columnen habe ich den procen- 
tischen Fehler des Messungsresultats: 100. 7 25 
einmal gemäss der Tafel nach Gleichung (14), wenn 
08, constant gleich 021 angenommen wird und sodann 
unter Einsetzung der wirklich beobachteten Grüssen 
für 08, beigefügt. 
E 
er 
100-0-7:+ 
1887. B 0j 0B,—051 08, —0B; 
26. October 33252 +039 0,230 0,897 
» 45,82 +0,25 0,360 0,900 
» 59,30 <+0,15 0,590 0,885 
2. November 24,37 +0,52 0,152 0,790 
» 45,37 “+0,23 0,354 0,814 
» 64,55 +0,11 0,731 0,804. 
Hieraus folgt ein Anwachsen des Einstellungsfehlers 
mit abnehmendem Winkel B, und zwar wenigstens für 
mein Auge in einem Maasse, dass das Resultat der 
Messung inserhalb der Grenzen 8, = 25° bis 8,— 65° 
nahe dieselbe procentische Sicherheit darbietet, näm- 
lich 0,8 bis 0,9%. Was diesen absoluten Werth des 
Fehlers im Beobachtungsresultat betrifft, so ist der- 
selbe für verschiedene Beobachter etwas verschieden 
und im Allgemeinen bei grôsserer Helligkeit geringer. 
Bestimmung der Helligkeit von Wenham- 
Gaslampen. Als Beispiel von Helligkeits-Messungen 
mit diesem Photometer will ich hier die Vergleichung 
des Lichts einiger Wenham-Gaslampen mit dem 
einer englischen Spermaceti-Normalkerze ver- 
mittelst desselben genauer beschreiben. 
Die von mir selbst untersuchte Wenham-Gaslampe 
ist eine solche mit Ventilation und Schirm-Reflector 
(Classe Æ N° 2 des Preis-Courants von 1886 der Wen- 
ham Company Limited) und an der Decke eines 4,2 m. 
hohen und 5,3 m. in’s Gevierte haltenden Zimmers 
befestigt. Die Ventilation erfolgt durch ein längs der 
Decke gelegtes und in einen Schornstein eingeführtes 
Rohr. In die *,-züllige zu dieser Lampe führende 
Gasrühre wurde ein Experimentirgasmesser von J. 
Pintsch in Berlin eingeschaltet, um während des Ver- 
suchs den Verbrauch der Lampe an Leuchtgas be- 
stimmen zu künnen. 
Das Photometer wurde unter der Mitte der Lampe 
so aufgestellt, dass die Grundfläche der Büchse eine 
vertikale Lage hatte, die Axe der Rühre DB horizon- 
tal stand und also die Axe des Polariscop-Fernrohrs un- 
ter einem Winkel von 66° 26 zum Horizont geneigt 
war. Für diesen Versuch hatte ich in der Werkstätte 
des physikalischen Central-Observatoriums vom Me- 
chaniker Herrn Freiberg zwei neue bloss 0,62 mm. 
dicke Milchglasplatten schleifen lassen, welche mit 
über die Rôhren » überzuschiebenden Fassungen die 
eine bei PB senkrecht zur Rohraxe, die andere bei À 
unter einem Winke]l von 23° 34’ zu derselben in gleicher 
Entfernung von der Glassäule vorzusetzen waren. In 
Folge dessen konnte durch Drehen um die Rohraxe die 
letztere bei der obigen Lage der Polariscopaxe mit 
ihrer Fläche horizontal gestellt werden, so dass das 
Licht der Lampe senkrecht auf sie einfiel, wenn der 
ganze Apparat auf dem Tische verschoben wurde, bis 
die Mitte der Milchglasplatte nach dem Loth vertikal 
14* . 
