Bulletin de l'Académie Impériale 
212 
unter der Brennermitte der Lampe stand. Vor der 
Milchglasplatte bei B aber wurde in gleicher Hôhe 
mit ihrer Mitte und in Verlängerung der Rohraxe eine 
gewühnliche Petroleumlampe mit Rundbrenner aufge- 
stellt, deren Licht, durch einen sie umgebenden Blech- 
globus vom Zimmer abgeblendet, längs einer seitlichen 
Rôühre in diesem allein zur Milchglasplatte B gelangen 
konnte; in Folge Übergreifens dieser Rühre über die 
Rôhre m war anderseits jedes fremde Licht als das der 
Lampe von dieser Milchglasplatte abgehalten. 
Die Distanz e des Brenners der Wenham-Lampe, 
welche bei diesem Versuch wie gewühnlich nach unten 
eine durchsichtige Glaskuppel hatte, von der horizon- 
talen Milchglasplatte betrug: 
# ==" +1:2000 M; 
während die Entfernung der Mitte des Rundbrenners 
der Petroleumlampe von der vertikalen Milchglasplatte 
e, War: 
€, = 0,2425 m.. 
Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Messungen 
durch Einstellen des Polarisators B auf das Verschwin- 
den der Farbfransen, wobei zur Bequemlichkeit des 
Beobachters auch beim Polariscop ein rechtwinkliges 
Prisma vor dem Ocular angebracht wurde, erst crfolg- 
ten, nachdem die Petroleumlampe einige Zeit gebrannt 
hatte und so in ihrer Umgebung ein stätionärer Tem- 
peratur-Zustand eingetreten war. 
Das Mittel aus je 3 Einstellungen in jedem Qua- 
dranten ergab bei der ersten Messung: 
2975 91055. 9901-1296 
woraus folgt: 
d\ — 989 d, = 100%5 
also : 
8, — 49585. 
 Hiebei betrug der stündliche Gasverbrauch der 
Lampe: 13,175 englische Cubic-Fuss. 
Die zweite Messung lieferte die Werthe: 
4957 310,8. 23054: 19973 
also : 
M 98594 == 31011 
und somit: 
8, —=:5000 
wobei der stündliche Gasverbrauch: 13, 7 englische 
Cubic-Fuss betrug. 
Nach der Formel (16) folgt hieraus für das Verhält- 
niss der Intensität Z der Wenham-Lampe zur Intensi- 
tät Z, der Petroleum-Lampe: 
1. Messung. 2. Messung. 
7 = C-10,18 — C:10,12 
oder im Mittel: 
ÿ É 
7 = C-10,15 +0,03 (a) 
bei einem mittleren Gasverbrauch der Wenham-Lampe 
von 13,23 Cubic-Fuss (engl.) — 0,3746 Cubic-Meter 
pro Stunde. 
Angenähert aber wird für C — 2 sein: 
sé , 
Die Petroleumlampe und das Photometer wurden 
unmittelbar darauf in ein dunkles Zimmer gebracht, 
dort die Photometerbüchse horizontal gestellt, die un- 
veränderte Petroleumlampe wieder genau in derselben 
Entfernung e, — 0,2425 m. vor der Milchglasplatte 
bei B in der Verlängerung der betreffenden Rohraxe 
placirt, dagegen vor der andern, zur Axe des Polari- 
scops schiefen, aber nach Drehung des Instruments 
jetzt ebenfalls in einer vertikalen Ebene liegenden 
Milchglasplatte bei À in der Normalen zu ihr und in 
er Entfernung 
6, =+ 0,108 Hi 
eine englische Spermaceti-Normalkerze aufge- 
stellt. Passend angebrachte mattschwarze Schirme ver- 
hinderten die Einstrahlung fremden, von den Wänden 
und der Decke des Zimmers reflectirten Lichts auf 
diese Milchglasplatte,. Die Einstellungen am Kreise B 
auf das Verschwinden der Farbfransen, in ganz ent- 
sprechender Weise und Anzahl wie oben ausgeführt, 
ergaben bei drei aufeinanderfolgenden Messungen fol- 
gende Werthe für den Winkel 8,, den wir hier zum 
Unterschied mit 8, bezeichnen wollen. 
1. Messung.. ..... 849,0 
2. M eee Br = 952,8 
5... 8, — 47,9 
Heissen wir Z, die Licht-Intensität der Normal- 
kerze, so hat man entsprechend (16) die Gleichung: 
In (16°) 
In _% O0 
RS ET 
