des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
214 
Führen wir hier die obigen Werthe ein, so ergiebt 
sich der Reïhe nach: 
1. Messung 2. Messung 3. Messung 
I 1 1 1 ; 
oder im Mittel: #» 
I 1 
= 5 10,38 +0,77 (b) 
wo die Grüsse C wegen der ganz entsprechenden rela- 
tiven Lage aller Theïle offenbar genau denselben Werth 
wie in dem Resultat (a) der vorigen Messung hat. Setzt 
man wieder annäherungsweise: C'— 2, so kommt also: 
Æ / 
7 = 5,19. (b) 
Obschon ich bei diesen Versuchen jeweilen den Ein- 
tritt der normalen Flammenhôühe der Spermaceti-Kerze: 
44,5 mm. abwartete, welche ich nach dem Vorschlage 
von H. Krüss !) an dem optischen Bilde derselben 
controlirte, so ist hier die Unsicherheit der einzelnen 
Beobachtungsresultate, Wie man sieht, doch ungefähr 
20 Mal grôsser als bei der Vergleichung der Wenham- 
und Petroleum-Lampen. Es ist dies theils der grossen 
Unruhe der frei brennenden Kerze theils auch dem 
_ Umstande zuzuschreiben, dass die Flammenhühe oft F 
schon im Laufe der für eine vollständige Messung 
nôthigen Zeit erheblich sich veränderte. 
Wegen dieser Unsicherheit schien es mir wünschens- 
werth, die Petroleumlampe auch noch mit der von 
Hefner-Alteneck vorgeschlagenen Licht-Einheit”) 
zu vergleichen, welche nach ihm dem Licht einer engli- 
schen Normalkerze bei 43,5 mm. Flammenhühe (ge- 
messen von dem Punkte an, wo der Docht schwarz zu 
_ werden beginnt) gleichkommt, also nur wenig kleiner 
als die obige wäre. Ich verdanke eine diese Licht- 
Einheit darstellende Lampe der Güte des Herrn Dr. 
W.Siemens in Berlin. Dieselbe wurde mit Amylacetat 
gespeist und während des Versuchs, bei ganz gleicher 
Aufstellung wie die Spermaceti-Kerze, auf der, an der 
Lampe selbst durch ein Visir fixirten Flammenhôühe si 
erhalten. 
Die beobachteten Winkel 8, waren hier bei der: 
$. Messune. 4972 
2. M dial == .49,8 
à, PA Ne == D0,9 
10) Journal für Gasbeleuchtung 1883, 
11) Electrotechnische Zeitschrift 1888, ee 445 uud 1884, S. 20. 
und daraus folgt dann nach Einsetzung dieser Werthe 
in Formel (16”) für das Verhältniss der Intensität der 
Petroleumlampe zu der der Hefner-Alteneck’schen 
Licht-Einheit J, : 
1. Messung 2. Messung . Messung 
1 LUN ES. RARE ji 
oder im Mittel: 
I 
1 = ÿ 10,43 +0,27. (€) 
Die Sicherheit der einzelnen Messung ist also in der 
That bei dieser Lichtquelle eine bedeutend grôssere 
als bei der Spermaceti-Kerze, das mittlere Resultat 
aber nahezu dasselbe. Verbinden wir daher die Resul- 
tate (a) und (b) sowie (a) und (c) der beiderlei Messungen 
miteinander, so erhalten wir unabhängig von dem Werth 
der Grüsse C, die herausfällt, 
I = I,-105,4 
— 1,:105,9 
d. h. also unsere fragliche Ventilations-Wenham-Lampe 
mit Schirm-Reflector strahlt vertikal nach unten bei 
einem stündlichen Gasverbrauch von 13,2 engl. Cubic- 
uss oder 0,374 Cubic-Meter ein Licht aus, das in 
runder Zah1106 englischen Normalkerzen gleichkommt. 
Es giebt also mit andern Worten die vorliegende Lampe 
pro 1 Cubic-Fuss Verbrauch an Gas in der Stunde eine 
Lichtstärke von 8,03 Kerzen oder sie verbraucht pro 
je 1 Kerze Leuchtkraft in der Stunde eine Gasmenge 
von 0,125 Cubic-Fuss — 0,00354 Cubic-Meter. Dieses 
Resultat ist aber nach der Tabelle von F. Fischer 
über den Werth etc. verschiedener Lichtquellen?) ganz 
dasselbe, welches im günstigsten Fall Siemens’sche 
Regenerativbrenner ergeben, ja ein viel vortheil- 
bafteres, wenn, wie wir aus unseren eigenen Messungen 
weiter unten schliessen müssen, die unmittelbar am 
Photometer erhaltenen Resultate für den letzteren 
Brenner in dieser Tabelle bereits mit 2 multiplicirt 
ind, . 
Eine ganz entsprechende Messung der vertikal nach 
unten ausgesandten Lichtmenge derselben Wenham- 
Lampe, als ihre nach unten zu abschliessende klare 
Glaskuppel durch eine solche aus mattgeschliffe- 
nem Glase ersetzt wurde, ergab bei ungefähr dem- 
12) Dingler’s polyt. Journal 248, S. 375, 1888, 
