413 
des Sciences de Saint -Pétersbourg. 
414 
 lichen Gelatinplatten überhaupt keine brauchbaren 
Sternaufnahmen môglich sind. Etwas günstiger stellen 
sich allerdings die Verhältnisse, wenn das Ferprohr 
zu spectroskopischen Beobachtungen angewandt wer- 
den soil, da man dabei nur nôthig hat den Spalt des 
 Spectroskops jedesmal in die Brennebene derjenigen 
Strahlen zu bringen, welche dem zu beobachtenden 
Theil des Spectrums entsprechen, um diesen Theil, aber 
auch nur diesen, scharf zu sehen. In jedem Fall ist 
aber eine môüglichst genaue Kenntniss der Lage des 
Brennpunkts jeder Strahlengattung unbedingt Prior 
 derlich. 
Um zu dieser Kenntniss zu gelangen, hat vor einiger 
Zeit H. C. Vogel ’) ein im Vergleich mit den von 
den Optikern benutzten Methoden ebenso einfaches 
als elegantes Verfahren angegeben, welches für ge- 
wôbnliche Zwecke vüllig ausreicht und ausserdem über 
die Art der. Achromatisirung einen guten Überblick 
_gewährt. Das Princip dieses Verfahrens lässt sich kurz 
folgendermaassemangeben. Bringt man vor dem Ocular 
eines auf einen Stern eingestellten Fernrohrs einen klei- 
nenPrismensatz mit gerader Durchsicht oder ein kleines 
Sternspectroskop an, so würde, falls das Objectiv voll- 
ständig achromatisch wäre, das Spectrum des Sterns 
als eine feine, fadenfôrmige Farbenlinie erscheinen. 
Da dies aber bei keinem Fernrobr der Fall ist, so er- 
streckt sich die linienfürmige Gestalt des Spectrums 
stets nur auf diejenigen Strahlengattungen desselben, 
auf deren Focus das Ocular gerade eingestellt ist. Für 
alle anderen Strahlen hat das Spectrum eine gewisse 
Breïte, deren Betrag mit dem Durchmesser des Ab- 
weichungskreises am Orte des Oculars übereinkommt. | 
. Verschiebt man nun das Ocular, so wird sich für jeden 
Strahl stets eine Lage desselben finden lassen, in der 
das Ocular gerade auf diesen Strahl eingestellt ist, 
und die entsprechende Stelle des Spectrums sich auf 
fadenfürmige Gestalt reducirt. Durch Bestimmung der 
Verschiebung, welche erforderlich ist, um diese Ein- 
schnürung des Spectrums von einem Punkt auf einen 
anderen zu bringen, erhält man, bis auf die sehr ge- 
ringen Grüssen, welche den Achromatisationsfehlern 
des Oculars und des Auges entsprechen, unmittelbar 
die Focusdifferenz der betreffenden Strahlen. Wendet 
man statt des kleinen Sternspectroskops einen Spec- 
© 4) Berlin. Mouatsberichte, April 1880. 
tralapparat von grüsserem Leistungsvermügen an, so 
ist ersichtlich, dass der Methode eine erheblich grôs- 
sere Schärfe verlichen werden kann, namentlich in 
Betreff der. Bestimmung der Wellenlängen der unter- 
suchten Strablen, die im ersten Falle natürlich nur 
durch Schätzung erhalten werden künnen. 
Man sieht, dass die Methode ein sehr bequemes 
Mittel giebt, um sich über die Beschaffenheit eines 
gegebenen Objectivs in chromatischer Hinsicht zu 
orientiren. — Da indessen in dieser Weise nur die 
Differenzen der Brennweiten der verschiedenen Strah- 
len nicht aber diese selbst erhalten werden, ‘und zwar 
mit einer Genauigkeit, welche wegen der nie fehlen- 
den Unruhe der Sternspectra nicht immer so gross 
ist wie es unter Umständen erwünscht sein künnte?), 
so dürfte es nicht ohne Interesse sein auf eine andere 
Methode hinzuweisen, welche nicht nur diese Differen- 
zen, sondern auch die absolute Brennweite jedes belie- 
bigen Strahls mit erheblich grôsserer Genauigkeit zu 
geben verspricht. Es scheint dieselbe besonders dann 
Beachtung zu verdienen, wenn es sich um eine Linsen- 
combination handelt, bei welcher die zu bestimmen- 
den Focusdifferenzen an sich klein sind, wie z. B. bei 
Fernrühren von kurzer Brennweite, oder bei Objec- 
tiven, welche aus den neuen, von der alten Silicat- 
reihe wesentlich verschiedenen Jenaer Glassorten her- 
gestellt' sind; bei denen bekanntlich das secundäre 
Spectrum in ganz überraschender Weise vermindert 
ist *). Ich erlaube mir daher im Folgenden die Haupt- 
züge nebst einigen Beispielen der pp hr dieser 
Methode kurz mitzutheilen. 
Es ist békannt, dass Bessel bei seinen  Uutereu 
chungen über den Schraubenwerth des Künigsberger He- 
liometers *) zur Ermittelung der Brennweite des Ob- 
jectivs desselben eine Methode in Anwendung brachte, 
welche an Schärfe alle sonstigen Verfahren um ein 
Namhañftes übertrifft. Stellt man nämlich an den bei- 
den Endpunkten einer Basis, deren Länge die vier- 
fache Brennweite des zu untersuchenden Objectivs um 
ein wenig übertrifft, einen passenden Gegenstand, z.B. 
ein Fadenkreuz und ein positives Ocular und zwi- 
2) Dies gilt ebenfalls in Bezug auf die von Young (Si. se ' . 
Vol. XIX, p. 454) ae 
Sterns der Sonnenrand benutzt wi 
4) Buste, Astronom. Unters. Bd. I, p 
_ 8) Siebe Vogel, Vire. At, Ges. Bd. 22, 1 148. . . : 
AN X 408. ie 
Re 
Methode, bei welcher statt cines Do 
