417 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
418 
es durch Drehung des Prismas oder des Collimators 
(das Fernrohr muss fest stehen) ins Gesichtsfeld hin- 
einbringt, lassen sich für dieselbe ähnliche Beobach- 
tungen ausführen u. s. w. 
Das für diese Bestimmungen am hoistèn geeignete 
Spectrum ist offenbar dasjenige der Sonne;—es lassen 
sich aber auch dazu mit Vortheil die Metallspectra un- 
ter gewissen Umständen benutzen, wobei man indessen 
bei der Auswahl der zu beobachtenden Linien darauf 
besonders zu achten hat, dass dieselben an sich scharf 
sind. Die in vielen Metallspectra vorkommenden, ver- 
schwommenen oder flammenden Linien sind desshalb 
nicht brauchbar, weil die Beurtheilung der grüssten 
Schärfe derselben mit erheblicher Unsicherheit be- 
haftet ist. Bei den unten folgenden Beobachtungen 
sind auch, hauptsächlich aus Mangel an Sonnenlicht, 
Metallspectra benutzt worden, welche mit Hülfe einer 
grossen Inductionsrolle in Verbindung mit einer Bat- 
terie von vier Leydener Flaschen erzeugt wurden. Der 
primäre Strom wurde von acht grossen Bunsen’schen 
Cellen geliefert. Es empfehlt sich die Intensität des 
Stroms môglichst weit zu steigern, um den Spectralli- 
nien so grosse Helligkeit zu geben wie müglich, weil 
von dem ursprünglichen Glanz derselben stets ein be- 
deutender Theil verloren geht. 
.. Wenn der Collimator und das Beobachtungsfernrohr 
des Spectroskops vollkommen achromatisch wären, so 
würde es genügen die Basislinie Æ ein für allemal für 
die ganze Reihe der zu beobachtenden Spectrallinien 
zu bestimmen. In diesem Falle würden sich die Diffe- 
renzen der Brennweiten des Objectivs für die ver- 
. Schiedenen Wellenlängen allein aus den Verschiebun- 
gen e ableiten lassen. Man hätte nämlich für zwei be- 
obachtete Linien resp.: 
Ar se meN 
he ke 
. und 
ts" 3 se 
ntéd es wäre nur eine genäherte te der Basislinie 
erforderlich um f, —f, mit grosser Schärfe zu erhal- 
ten. Dieser Fall würde eintreten, wenn als Collimator 
und Beobachtungsrohr beim Spectroskop Spiegeltele- 
skope benutzt werden. Im gegenwärtigen Fall aber, 
wo die secundären Spectra der Spectroskopfernrühre 
* 
eine gewisse messbare Grüsse besitzen, ist die Basislinie 
für jede benutzte Spectrallinie verschieden und daher 
auch, jedesmal besonders zu ermitteln. Die Genauig- 
keit, mit welcher die Differenzen der Brennweiten er- 
halten werden, ist desshalb, ebenso wie diejenige jeder 
einzelnen Brennweite, vornehmlich von der Schärfe 
abhängig, mit welcher die Grüssen Æ bestimmt wer- 
den künnen, während im Falle vülliger Achromasie 
der Spectroskopfernrühre dieselbe durch die Fehler in 
Æ wenig beeinflusst sein würde. 
Ehe zu den Beobachtungen übergegangen wird, 
dürfte es zweckmässig sein den benutzten Apparat 
näher zu beschreiben. Da das Beobachtungsfernrohr 
des Spectroskops unveränderlich fest stehen muss, so 
wurde zunächst aus disponiblen Theilen ein Spectro- 
skop aufgebaut, bei dem der Collimator und das Prisma 
beweglich waren. Es erwies sich aber diese Einrich- 
tung desshalb wenig zweckmässig, weil beim Übergang 
von der einen Spectrallinie zur anderen der Funken- 
halter sammt der zur Vermehrung der Helligkeit 
vor dem Spalt aufgestellten Concentrationslinse dem 
Collimator nachgeschoben werden musste und die ge- 
ringste Ungenauigkeit in der Centrirung dieser Theile 
auf die Schärfe der Spectrallinien einen schädlichen 
Einfluss ausübt. Statt des genannten Apparats wurde 
daher schliesslich ein Spectroskop in Anwendung ge- 
bracht, bei welchem Fernrohr und Collimator in un- 
veränderlicher Lage zu einander befestigt, die Pris- 
men aber beweglich sind. Dies von Prazmowski dem 
Laboratorium- vor einigen Jahren gelieferte Spectro- 
skop zeichnet sich durch recht bedeutende Dispersion 
und Feinheit der Bilder aus, hat aber andererseits den 
Übelstand, dass wegen der grossen Masse schweren 
Flintglases, welche das Licht pe muss, die brech- 
bareren Theiïle d ächterscheinen, dass 
schon vor G die Beobachtung sebr erschwert und über 
G hinaus vüllig unmôglich ist. Für die vorliegenden 
Versuche, welche nur den Zweck haben die Brauch- 
barkeit der Methode zu zeigen, hat dies weniger zu 
bedeuten; für mehr umfassende Untersuchungen aber 
würde die Anwendung eines Gitterspectroskops mit 
festen Fernrôhren und beweglichem Gitter am besten 
dem Zweck entsprechen. 
Da bis jetzt keine Veranlassung vorlag das erwähnte | 
Spectroskop näher zu beschreiben, so mag hier mit ” 
einigen Worten das Wesentliche der etwas eigen- 
