419 Ù 
Bulletin de l’Académie Impériale 
420 
artigen Construction desselben hervorgehoben werden. 
Auf einer festen Grundplatte AB CD (Fig. 1) ist der 
Pix: L:: 
‘Collimator C und das Beobachtungsfernrohr F un- 
veränderlich und zwar rechtwinklig zu einander be- 
festigt, jedoch in'verschiedenem Niveau, so dass die 
aus dem Collimator austretenden Strahlen über das 
Prisma p° hinweg in die obere Hälfte der grossen 
Rutherfurd’schen Prismen P P, gelangen künnen. Nach 
der hier erfolgten Dispersion treten dieselben durch 
“das rechtwinklige Reflexionsprisma » rückwärts in die 
so dass durch Drehung der Trommel jede beliebige 
Spectrallinie ins Gesichtsféld des Fernrohrs gebracht 
werden kann. Die Fernrôhre C und F haben bei resp. 
30 und 33 Brennweite eine Oeffnung von 34” und sind 
beide mit fein beweglichen Auszügen versehen. Die 
Spaltweite wird mit Hülfe der Mikrometerschraube o 
regulirt,. 
Dies Spectroskop wurde an dem einen Ende eines 
bhôülzernen Schienenweës BB (Fig 2) so aufgestellt, 
dass das Fernrohr F der Mittellinie desselben paral- 
lel steht. Auf diesem Schienenweg rollen zwei kleine 
metallene Wagen W und W,, von denen der eine W, das 
mittelst der Schrauben ss in Hôhe verstellbare Be- 
obachtungsocular o, der zweite W, das zu untersu- 
| chende ebenfalls in Hôhe verstellbare Objectiv O trägt. 
Beide Träger lassen auch eine seitliche, zur Richtung 
der Schienen senkrechte Justirung des Ooulers und Ob- 
jectivs zu, wodurch eine vollständige Centrirung aller 
Theile derart ermôglicht ist, dass die optischen Axen 
môglichst in die Linie of zu liegen kommen. Diese Cen- 
.trirung wird als befriedigend angesehen, wenn eine 
Spectrallinie beim Übergang des Objectivs O von der 
einen Stellung in die andere dieselbe Lage im Felde 
des Oculars o behält. ‘Um dies zu controliren und 
zugleich zufällige Verschiebungen des Oculars in 
seiner Hülse zu vermeiden, trägt dasselbe im Brenn-. 
punkte zwei feine Stahlspitzen, auf welche es beim 
Beginn der Beobachtungen scharf eingestellt wird. 
Zwischen den Schienen liegt, unveränderlich befes- 
tigt ein in 0,75" getheilter eiserner Maassstab, 
über dessen Theilung zwei an den Wagen fest ange- 
Fig, 2 
[7 
os Les 
Î | ñ te 0) 
| # 
É (8 
‘untere Hälfte der Prismen P, P und von dort durch 
das Reflexionsprisma p° in Fa Beobachtungsfernrohr. 
Das Prisma P ist fest, P, dagegen um den Punkt » 
‘ : + d mittelst der in einen gezahnten Limbus eingreifenden 
 Mikrometerschraube s und der Trommel 7 beweglich, 
brachte Stahlspitzen spielen. Der Apparat bildet einen 
Theil eines der geodätischen Instrumentensammlung 
der Sternwarte gehürenden Comparators und ist daher 
mit, grosser Sorgfalt gearbeitet, so dass die Bewegung . 
der Wagen mit grosser Feinheit von Statten geht. 
LI 
