421 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
42? 
Die Beobachtungen mit diesem Apparat werden nun 
in folgender Weise ausgeführt. Zunächst wird der Wagen 
W, in die Nähe des Fernrohres F (dessen Ocular ent- 
fernt ist) gebracht und durch vorsichtige Bewegung 
auf dem Schienenweg so eingestellt, dass die zu be- 
nutzende Spectrallinie im Ocular o scharf erscheint, 
Die Stellung des Index wird auf dem Maassstab abge- 
lesen und diese Beobachtung mehrmals wiederholt. 
Das Mittel dieser Ablesungen giebt die Lage des 
Brennpunkts des Fernrohrs F für die betreffende Linie, 
Durch Drehung der Trommel T wird die nächste zu 
beobachtende Linie ins Gesichtsfeld gebracht und für 
dieselbe eine ähnliche Bestimmung ausgeführt u, s. w. 
Nachdem in dieser Weise die Brernpunkte simmitlicher 
= Linien bestimmt sind, wird W, in seine anfängliche 
Stellung zurückgebracht und auf einen beliebigen 
Theilstrich der Skala eingestellt, der jedoch so ge- 
wählt sein muss, dass sein Abstand vom Focus f des 
Spectroskops für alle Linien etwas mehr als die vier- 
fache Brennweite des Objectivs © beträgt. . Dieser 
Überschuss darf nicht gar zu klein genommen werden, 
weil sonst die beiden Stellungen des Objectivs, in de- 
nen die Spectrallinie die grôsste Schärfe zeigt, unge- 
-_ nügend markirt werden. In dieser Lage verbleibt W, 
- 
während der nun folgenden ganzen Beobachtungsreihe. 
Die Differenzen zwischen dem willkürlich gewählten 
Theiïlstrich der Skala und den für die einzelnen Spec- 
trallinien vorher bestimmten Mitteln sind offenbar 
die später zu verwendenden Werthe der Basislänge ÆZ 
für dieselben Linien. Für jede von diesen werden nun 
durch langsame Bewegung des Wagens W, auf dem 
Schienenweg die beiden Stellungen aufgesucht, in de- 
nen die Linie im Ocular o scharf erscheint und daraus 
die Verschiebungen e durch mehrfache Wiederholung 
der Operation abgeleitet.. Nachdem in der Weise alle 
gewählten Linien durchbeobachtet sind, wird der Wa- 
gen W, von Neuem dem Fernrohre F genähert und 
eiue nochmalige Controle der Focallage der Spectral- 
linien ausgeführt. Aus den dadurch gewonnenen neuen 
E-Werthen und den anfänglichen hat man dann die 
Mittel zu nehmen und für die Rechnung anzuwenden. 
Durch diese Bcobachtungen ist eine Reihe vollen- 
det. Verstellt man nun den: Wagen W, um einige 
Millimeter, so kann in derselben Weise eine zweite 
Reihe erhalten werden u. s. w. Wie solche Reïhen 
unter einander stimmen, ersieht man aus den folgen- 
den für zwei kleine Objective versuchsweise ausgeführ- 
ten Beobachtungen: 
A. Kieines Fernrohrobjectiv von 40°” Oeffnung und 450" Brennweite. 
Benutzte Linien Reiïhel Reihe ll 
| À E e à E 1e “f 
Zn. 636.3 1837.15 255.0 450.44 1821.75 191.0 450.44 
Zn. 589.4 37.80 259.5 | 450.78 22.60 | -185.0 450.86 
Aër 567.7 38.60 207 450.90 23.40 188.4 450.94 
Cu. D2T2 39.00 252.9 451.06 23.80 187.6 451.09 
Fe. 492.0 39.25 250.0 451.32 24.05 183.5 451.36 
Zn. 468.0 39.13 243.3 451.73 23.93 179.5 451.65 
PB. Hinterer Meniskus eines Landschafts-Aplanaten von Steinheil. 
Benutzte Linien ReiheI Reihe Il 
ne $ Hit a f BR l.e 
636.3 [171543| 2541 419.50/1702.05| 201.4 419.56 
589.4 16.48! 261.0 419.20! 02.85, 207.2 419.41 
561.5 | 17.41 2721 |418.58| 03.79) 219.3 | 418.90] 1698.98) 204.8 
597.0 |  17.72| 278.4 418.15 ess 99.26] 211.2 
492.0 |  18.00/ 272.0 | 418.73 : _. 99.54! 202.6 418.841 
_ 468.0 17.91] 258.4 | 419.%| 99.48 | 195.6 | 419.22) 
