427 
Bulletin de l'Académie Impériale 
72] 
Fügt man hierzu noch die Länge des Maassstabs C, 
so folgt für den Abstand der Nullpunkte der beiden 
. Skalen À und B: 
v. M rs PB, === 551 696 
Dieser Werth ist bei der Berechnung der unten 
folgenden Beobachtungen benutzt worden. Bei der 
recht constanten Temperatur deS Beobachtungssaales 
habe ich nicht für nothig er rachtet irgend welche Tem- 
peraturcorrectionen gen, denn unter Annahme 
eines Ausdehnungscoëfficienten für Fichtenholz !) 
8 = 0.000005 
und einer Maximalschwankung der Temperatur von 
+ 3° würde daraus eine Correction der Basislänge 
von hôchstens = 0,09%% folgen, was innerhalb der 
Grenzen des wahrscheïnlichen Fehlers liegt, mit wel- 
chem die jedesmalige Basislänge ermittelt werden kann. 
Um die Verschiebung des Wagens W, mit dem dar- 
auf montirten Objectiv vom Beobachtungsocular aus 
bewerkstelligen zu kônnen, sind an demselben zwei 
Schnüre befestigt, welche zwischen den Schieren und 
an den Endpunkten des Schienenwegs über zwei 
Rollen laufen und dort mit zwei gleicheh Gewichten 
belastet sind. Ein leichtes Ziehen oder Nachlassen an 
der am Ocular befindlichen Schnur erlaubt dem Be- 
obachter, dem Wagen mit grosser Sicherheit die 
_ nôthigen Bewegungen zu ertheilen. 
Es wurde schon oben bemerkt, dass von der ur- 
sprünglichen Helligkeit der Spectrallinien beim Durch- 
gehen des Lichtes durch das ganze System ein namhafter 
Theil verloren geht. Es bietet dies nichts Auffallendes, 
wenn man erwägt, dass von dem Strahlenkegel, welcher 
das Spectroskopfernrohr verlässt, und welcher dessen 
 Winkelôffnung entspricht, nur ein kleiner Theil von 
dem in der Entfernung seiner doppelten Brennweite 
stehenden Objectiv aufgefangen werden kann. Je grüsser 
_ diese Brennweite bei gleicher Oeffnung, um so schwä- 
+ cher werden die Spectrallinien erscheinen. Bei dem | 
 jetzt zur Untersuchung vorliegenden Bamberg’schen 
_ Objectiv würde unter der Voraussetzung, dass das ganze 
 Objectiv des Spectroskopfernrohrs mit Licht gefüllt 
© wäre, nur etwa 3%, dieser Lichtmenge das Untersu- 
d chungsobjectiv passiren. In Wirklichkeit ist freilich | 
1) Landolt und Bôrn stein, Physikalische Tabellen p. 72. 
das Missverhältniss zwischen der ursprünglichen Hel- 
ligkeit des Spectrums und der Helligkeit desselben im 
Beobachtungsocular nicht so gross, da man, um die 
môglichste Schärfe der Linien zu erzielen, sich nur 
der centralen Theile des Spectroskopobjectivs bedient. 
Immerhin ist aber die Helligkeit so weit herabge- 
setzt, dass nur unter Anwendung der hüchsten Inten- 
sität des Spectrums eine für die Beobachtung noch 
leidlich hinreichende Lichtmenge übrig bleibt. Die 
Metallspectra, welche bei den ersten Versuchen sich 
als sehr zweckmässig erwiesen, waren infolge dessen 
jetzt wenig geeignet, wesshalb für die folgenden Be- 
obachtungen stets das Sonnenspectrum benutzt wurde. 
Wegen der grossen Länge des Apparats ist die Cen- 
trirung der einzelnen Theiïle etwas umständlich und 
mag daher in Betreff der dazu benutzten Methode 
noch Folgendes Erwähnung finden. Nachdem das Spec- 
troskop dérart orientirt worden ist, dass das Fernrobr 
F angenähert der Mittellinie des Schienenwegs ent- 
spricht, werden zunächst die beiden Fernrühre des- 
selben mit Hülfe eines kleinen Niveaus und der Fuss- : 
schrauben des Spectroskops horizontal oder der Ebene 
der Schienen parallel gestellt und der Wagen W, in 
die Nähe von F gebracht. Die Correctionsvorrichtun- 
gen des Oculars gestatten jetzt dies so zu berichtigen, 
dass die optische Axe desselben annähernd derjenigen 
des Fernrobrs entspricht. Der Wagen W, wird jetzt 
wieder auf seinen Platz geführt, und auf das Ocular 
ein kleines Fernrohr, — dem das Ocular gehôürt, — 
aufgeschraubt und nachdem das Objectiv O wegge- 
nommen ist, damit nach dem Spectroskopfernrohr vi- 
sirt. Wenn die optischen Axen des Oculars und des 
Fernrohres F zusammenfallen, so wird man im Gesichts- 
feld des Ersteren ein symmetrisch liegendes Bild der 
kreisformigen Oeffnung des Letzteren erblicken, im 
entgegengesetzten Falle aber durch eine geringe Cor- 
rection am Ocularstativ dies bewirken künnen. Nach 
Entfernung des kleinen Hülfsfernrohres wird das Ob- 
jectiv O wieder auf seinen Ort gebracht und derart 
orientirt, dass man nach Ausziehen des Oculars o die 
ganze Fläche des Objectivs durch die von F ausge: 
henden Strahlen erleuchtet sieht. Die Justirung ist 
dann schon nahe richtig und wird sich ohne Schwierig- 
keit noch so weit verbessern lassen, dass eine auf die 
Mikrometerspitze des Oculars eingestellte Spectral- 
linie beim Bewegen des Wagens W, ihren Ort im Ge- 
