429 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
430 
sichtsfelde des Oculars nicht ändert, in welchem Falle | 
die Berichtigung als genügend angesehen wird. 
Ebenso wie beim Benutzen der Metallspectra hat 
man auch hier bei der Anwendung des Sonnenlichtes 
sorgfältig darauf zu achten, dass das einfallende Strah- 
lenbündel môüglichst genau parallel der Axe des Colli- 
mators gerichtet ist, da sonst die Einstellungen auf der 
Skala À an Genauigkeit wesentlich verlieren. 
Als Beispiel mag eine vollständige Messung der 
Brennweite für die Linie D hier aufgeführt werden. 
Es wurde erhalten (# — Anzahl der Einstellungen): 
Am Anfang der Reihe A4—40.70 + 0.07 n —10 
» Ende » » — 40.43 0.08 n— 10 
A= 40.56 —54.12"". 
Der Ocularwagen wurde nun auf den Theilstrich 400 
der Skala PB eingestellt, also 
E = 54.12 + 400 + 5516.26 — 5970.38". 
Aus 10 Beobachtungen der Verschiebung auf der 
Skala C ergab sich im Mittel: 
e = 540,9 + 1.0 — 407.0" + 0.7 
woraus ' 
el. 27187" 
4f — 5942.63 
und 
f= 1485.66” 
erhalten wird. In dieser Weise gelangte ich zu den fol- 
genden in mm. ausgedrückten Resultaten: 
= Objectiv Bamberg I. 
(Oefinung 56" Brennweite 14857), 
; E e 4 E e f E e f 
nee Linie # Fa tinie C Lisie D 22: 
| 
I | 5960.89 | 352.1 | 1485.02 | 5959.84 | 320.7 |: 1485.65 | 5949.80 | 194.5 F: 1485.86 
Il 65.92 | 4024 84.69 64.89 | 354.2 85.96 51.24 | 241.8 | 85.36 
II 73.92 | 456.0 84.78 69.65 | 402 85.63 59.77 | 322.6 | 85.58 
IV 81.92 | 510.4 84.60 71.00 | 406 85.83 63.32 | 3548 | | 85.55 
V es se se es ns _ 70.38 | 407.0 | | 85.66 
1484.77 1485.77 1485.60 
Linie b Linie F Linie À —467. 
1 [5957.21 297.6 1485.50 | 5961.00 | 3084 | 1486.27 | 5968.96 | 414à | 1485.06 
IL | 6138 3206) 85.%6| 68.00 | 3739. S615| 7346/4426) 85.2 
III 64.86 | 3708! 85.4 | 74004162! SG2%5| 78.5 |4744| 85.55 
IV 71.38 418.56. 85.51 81.00 | 467.0 86.13 81.13 | 481.0 85.61 
: V 72.84 | 422.3 | 85.75 RE — 83.96 | 508.3! 85.20 
1485.62 1486.20 1485.30 
Die Abweichungen der einzelnen Reïhen von einan- 
der sind, wie man sieht, allerdings grüsser als man 
nach den wahrscheinlichen Fehlern der denselben zu 
Grunde liegenden Bestimmungsstücke erwarten würde, 
denn soweit es auf diese ankommt, würde der wahr- 
scheinliche Fehler einer Brennweite im Allgemeinen 
nicht 0,05 #" übersteigen. Es hat dies wohl haupt- 
sächlich in dem mangelnden Acbromatismus und dem 
veränderlichen Accomodirungsvermügen des Auges sei- 
nen Grund, indem dadurch die der grüssten Schürfe 
|. 98* 
