35 



1 . Arbeitslokal, Temperaturregulirung. 



Die Bestimmungen des spezifischen Gewichtes wurden in einem Raum, im Erdge- 

 schosse der polytechnischen Lehranstalt gelegen, von 7Vïxi'/2 Meter Bodenfläche und 

 4V2 hoch, vorgenommen. Von einem Raum, der hei genauen Bestimmungen des spezi- 

 fischen Gewichtes gebraucht werden soll, muss man fordern, dass es möglich ist, die Tem- 

 peratur des Raumes konstant zu erhalten, und dass die Wage, die benutzt wird, nur in 

 geringem Grade Erschütterungen ausgesetzt ist. In diesen Beziehungen war das benutzte 

 Zimmer durchaus nicht tadellos; es war aber kein besseres aufzutreiben. 



Um die Wage fest aufstellen zu können, wurden die Dielen- 

 bretter gerade über einem Pfeiler im Keller weggenommen, und der 

 Tisch der Wage wurde auf diesen Pfeiler gestellt, welcher mit Beton 

 bis zur Höhe des Fussbodens aufgebaut wurde. 



Sowohl aus Rücksicht auf die Wägungen als auf das Bestreben, 

 die Temperatur des Wasserbades konstant zu erhalten, musste man 

 im Zimmer einen Thermoregulator einrichten. Zur Erwärmung wurden 

 Gasöfen benutzt, und wenn die Temperatur einen gewissen Wert, ca. 

 25°, erreichte, Hess ein Thermometer die Zuleitung des Gases zum Teil 

 aufhören, sodass die Temperatur wieder sinken konnte, bis das Ther- 

 mometer aufs neue das Gas zuströmen liess, wenn die Temperatur auf 

 den gewählten Wert hinabgesunken war. Da das Zimmer nach Süden 

 gelegen war, musste man mittels Marquiesen vor den Fenstern das 

 Eindringen der direkten Sonnenstrahlen verhindern. 



Das Thermometer zur Regulirung der Zimmertemperatur wurde 

 dicht an der Wage und dicht an dem Wasserbade des Pyknometers 

 aufgestellt. Es wurde folgendermassen eingerichtet. Die Glasröhre 

 .4 i? auf Fig. 1 wurde wie ein Barometer mit Quecksilber gefüllt und aus- 

 gekocht, in dem obersten ca. 1 cm. weiten, 45 cm. langen Teile der 

 Röhre sind die Platindrähte A, B, C und D eingeschmolzen. Unten an 

 E ist die Röhre umgebogen und erweitert sich [in die 4~cm. weite Fjn ( 



Kugel F, von wo die ca. 8 mm. weite Glasröhre G aufwärts geht. Die 

 Seitenröhre H, welche mit einem Hahn versehen ist, verlängert sich aufwärts in eine 

 65 cm. lange, ca. 1 cm. weile Glasröhre. Der ganze Apparat ist ca. 150 cm. hoch und an 

 ein hölzernes Stativ befestigt. Die Röhre G, welche oben verschlossen ist, ist der eigent- 

 liche Thermometerbehälter und deshalb aus dünnwandigem Glase gemacht Über dem 

 Quecksilber in G ist etwas Chlorälhyl angebracht, wenigstens so viel, dass es imstande 



5" 



