38 



Um den FlammeD eine passende Höhe zu geben, wenn das Ventil offen war. wurde über 

 dem Ventile der Hauptröhre ein Hahn angebracht, mit welchem die Gaszuleitung je nach 



der Jahreszeit regulirt wurde. Des Sommers . wenn nur eine unbedeutende 'Wärme- 

 zufuhr erforderlich war. wurden nur der eine oder zwei der Öfen benutzt. Dm die 

 Verbrennungsprodukte wegzuschaffen wurde über alle Öfen eine Ofenröhre gelegt, welche 

 in den Schornstein mündete. Die ganze Aufstellung war natürlich sehr provisorisch, wirkte 

 aber doch zu vollkommener Zufriedenheit Der Sicherheit wegen wurde so lange die 

 Öfen brannten im Lokal Wache gehalten, wenn nicht gearbeitet wurde. Die Wache musste 

 dann zugleich die Maschine bedienen, welche das Umrühren des Wasserbades besorgte; 

 dieses wird später genauer besprochen werden. 



2. Pyknometer, 



Zu den Bestimmungen des spezifischen Gewichtes bei 0° wurde ein Pyknometer der 

 Form benutzt, welche Fig. 3 zeigt, vom Thermomelerfabrikanten Richter in Berlin hergestellt. 

 Die benutzte Glassorte war Jenaer Normalglas 5'J :ii . Lier Pyknometer- 

 behälter A war eine ü-förmige Röhre, die ca. 60 ccm. fasste. Die Röhren- 

 stücke BB hatten einen inneren Querschnitt von ca. 0\5 mm. 2 und 

 waren ca. 8 cm. lang. Oben dehnte sich der innere Querschnitt aus 

 und bildete die beiden Behälter GC, die mit den Kappen DD ver- 

 sclossen werden konnten. Obgleich die Kappen gut zugeschliffen 

 waren, fand es sich bei den Proben, dass sie nicht dicht genug 

 schlössen. Sie wurden deshalb mit Pariser Rot nachgeschliffen, bis 

 die Schleifflächen ganz polirt waren und man rund umher die Far- 

 ben der dünnen Lamellen sehen konnte, wenn die Kappen trocken 

 aufgesetzt wurden. Dieses Pyknometer wurde mit Nummer 3. die Schen- 

 kel und die dazu gehörigen Kappen wurden mit Nummer 5 und 6 

 bezeichnet. An den Schenkeln wurde, wie die Fig. zeigt, eine sehr 

 feine Millimeterteilung angebracht. An der Rückseite jedes einzelnen 

 Schenkels wurde ein feiner Strich zur Benutzung bei den Parallaxe- 

 bestimmungen angebracht. Zu den Bestimmungen de.- spezifischen 

 Gewichtes bei Zimmertemperatur ca. 25° wurde Pyknometer Nummer 

 4, mit den Schenkeln und den dazu gehörigen Kappen Nr. T und 8 bezeichnet, benutzt. Es 

 unterschied sich von Pyknometer Nr. 3 nur dadurch, dass die Erweiterungen C C fehlten, 

 und dass die Teilungen der Kapillarröhre infolgedessen von bis 5 cm. gehen konnten, 

 während sie in Pyknometer 3 nur von bis i cm. singen. 



