40 



bedeutet, während y der Unterschied zwischen dem Ausdehnungskoeffizient des Wassers 



und dem des Glases ist 



F 26 . 7 = p [i*, 4- y(t - 25-7)] - a. 



Da t — 25'7 nur eine kleine Grösse ist, wird man aus dieser Formel mit hin- 

 länglicher Genauigkeit F 25 . 7 finden können. Auf ähnliche Weise werden F 2 4- 6 und F 244 ge- 

 funden. Es ist so benutzt worden 



für Pyknometer Nr. 4 F 25 . 7 = 6CH48486 ccm. 3 vom 18. Juni bis zum 1. Juli 1900 

 — — V 2i . t = 60-447137 — — 10. Aug. - - 13. Sept. - 



_ F 24 . 6 = 60-445708 — 11. Okt. - - 14. Dec. - 



Während F 26 ., und F 244 aus denselben Beobachtungen berechnet sind, liegen andere 

 Beobachtungen dem F 24 . 6 zu Grunde. 



Die Rauminhalte a von den Nullstrirhen zu jedem der anderen Teilstriche an den Pyk- 

 nometerschenkeln wurden folgendermassen bestimmt. Zuerst wurden mittels einer Mi- 

 krometerschraube und des Mikroskops die Teilungsfehler der einzelnen Teilungen bestimmt, 

 dann wurden die Röhren mittels eines ca. 1 cm. langen Quecksilberfadens kalibrirt und 

 endlich wurde der absolute Wert des Rauminhaltes zwischen zwei weit von einander lie- 

 genden Teilstrichen durch Wägung der dazwischen befindlichen Menge Quecksilber be- 

 stimmt. Bei dieser Berechnung des Rauminhaltes wurde auf den Meniscus des Queck- 

 silberfadens, welcher durch eine besondere Ausmessung bestimmt wurde, und auf die 

 Temperatur, bei der die Ausmessungen erfolgten, gebührende Rücksicht genommen. Für 

 Pyknometer Nr. 3 wurde nun für jeden einzelnen Schenkel eine Tabelle berechnet, welche 

 den Rauminhalt a vom Nullstriche bis zu jedem der Millimeterstriche hinauf, also im ganzen 

 für jeden Schenkel 40 Werte, angibt. Diese Rauminhalte sind unter der Voraussetzung 

 berechnet, dass die Temperatur der Glasmasse 0° war. Für Pyknometer 4 wurden ähnliche 

 Tabellen über a mit im ganzen 50 Werten für jeden Schenkel in der Voraussetzung be- 

 rechnet, dass die Temperatur der Glasmasse 25° war. Bei den Bestimmungen des spezi- 

 fischen Gewichtes wurden an den Pyknometerschenkeln Hundertstel von Millimetern abgelesen, 

 und da der Querschnitt der Schenkel ca. 1 k mm. 2 war, musste man die Werte des a in den 

 Tabellen und bei den Interpolationen mit Tausendsteln von Kubikmillimetern ausdrücken. 



Die Zusamniendrückbarkeit der Glasmasse wurde nach Landolt und Börnstein zu 

 2 x 10 -6 für eine Atmosphäre gesetzt. 



Die Veränderungen des Rauminhaltes der Pyknometerbehälter bei äusserem und innerem 

 Druck, Unter der Voraussetzung, dass diese Grössen gleich sind, wurde die Ausdehnung 

 des Glases bei innerem Druck folgendermassen bestimmt. Das Pyknometer wurde bis in 

 die Schenkel hinauf mit destillirtem Wasser gefüllt. Die beiden Schenkel wurden durch 

 Kautschukschläuche und eine T-förmige Röhre mit einem kleinen Kautschukgebläse und 



