41 



einem Quecksilbermanometer verbunden. Mittels des Kautschukgebläses wurde der Druck 

 auf das Wasser des Pyknometers um ca. 300 mm. Quecksilber vergrössert, und das ent- 

 sprechende Sinken der Wasseroberflächen in den Schenkeln wurde abgelesen. Indem man 

 nun von der so bestimmten Veränderung des Gesammtvolums die Veränderung des Raumin- 

 haltes subtrahirt, welche durch die Zusammendrückbarkeit des destillirten Wassers bei der 

 vorhandenen Temperatur allein verursacht wird, hat man Daten zur Berechnung der Ver- 

 minderung des Rauminhaltes, welche in den beiden Schenkeln zusammen entsteht, wenn 

 sich das Glas bei einem innerem Druck von 1 cm. Wasser ausdehnt. Sie war 



für Pyknometer Nr. 3 0-002 mm. 3 

 — - 4 0-003 mm. 3 



Die Lage der Parallaxestriche an der Rückseite der Schenkel. Die Ablesungen des 

 Wassers in den Pyknometern und des Standes des Quecksilbers im Thermometer wurden 

 mittels eines Fernrohrs vorgenommen, welches so aufgestellt wurde, dass die Entfernung 

 zwischen Objektiv und Gegenstand ca. 80 cm. war. Das Fernrohr war mit Okularmikrometer 

 mit Fäden wie nebenstehende Fig. 4 versehen. Das liegende Fadenkreuz 

 und die beiden parallelen Fäden dicht neben einander werden von der 

 Mikrometerschraube bewegt. Die Brennweite des Objektivs war 21 cm. 

 Das Okular vergrösserte ca. 10 mal. Ein kleiner Spiegel, 1 cm. lang und 



- 6 cm. breit und ohne andere Belegung an der Rückseite als die Ver- 

 silberung selbst, wurde mittels eines Kautschukrings an der Vorderseite 

 des Pyknometerschenkels angebracht; quer über das Objektiv des Fern- 

 rohrs wurde ein dicker, weisser Zwirnsfaden ausgespannt, welcher von 

 einer Glühlampe beleuchtet wurde. Das Fernrohr wurde nun so eingestellt, dass man den 

 festen, horizontalen Faden des Okularmikrometers mit dem Spiegelbilde des Zwirnsfadens 

 im kleinen Spiegel zusammenfallen sah. Die Achse des Fernrohrs wird dann zur Spiegel- 

 fläche und dadurch mit hinlänglicher Genauigkeit zum Pyknometerschenkel senkrecht sein. 

 Sodann wurde das Fernrohr auf den Pyknometerschenkel selbst eingestellt und die Lage des 

 Parallaxestriches bestimmt. Für Pyknometer Nr. 3, Schenkel 5, liegt der Parallaxestrich an 

 der Teilung: 2-023, Schenkel 6: 2-029. Für Pyknometer Nr. 4, Schenkel 7: 2-521, Schenkel 

 8:2-520. Bei jeder Ablesung des Standes des Wassers im Pyknometerschenkel wird zugleich 

 die Lage des Parallaxestriches abgelesen. Ist die Achse des Fernrohrs nicht senkrecht zum 



Schenkel, und findet man, dass der Parallaxestrich X mm. zu hoch gelegen ist, muss man 



Y 

 von der Ablesung des Standes des Wassers -=- abziehen. 



Die Mikrometertrommel war in 100 Teile geteilt, und eine Ablesung wurde nun 

 auf die Weise vorgenommen, dass man mittels des Fernrohrs den Stand dos Wassers 

 ablas, indem man Zehntel von Millimetern z. 1$. 163 schätzte. 



D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvideosk. og mathem. Afd. XII. t. 6 



