A . lesnng 





Ablesungen 



an der 



\h Schätzung 





Mikrometertrommel 





Teilstrich 



16 57^ 



59« 



163 



Meniskus 



(»)«-« 



(l)03 rø 





Teilstrich 



1-7 (2)32 



(2)32 



42 



Darauf wurden die parallelen Fäden des Mikrometers auf den Teilstrich 1*6, sodann 

 auf den Meniskus des Wassers und dann auf den Teilstrich 17 eingestellt, und die Ab- 

 lesungen an der Mikrometertrommel jedesmal notirt. Dieselbe Operation wird wenigstens 

 noch einmal wiederholt, und auf ganz ähnliche Weise wird darauf die Lage des Paral- 

 laxestriches bestimmt. Als Beispiel diene eine Bestimmung des Standes des Wassers im 

 Schenkel 6 mit der dazu gehörigen Ausrechnung nach dem Journale: 



Schenkel 6 



Ablesungen an der 

 .Mikrometertrommel 



Teilstrich 20 66^ 5S 39 58^ 



Der Parallaxestrich (l)00 i73 97 ln 9& lf3 



Teilstrich 21 [2)29 [2 29 2 31 



20 25 23 23 23 



Die ilikrometer- 



ahlesung 11325 



Parallasekorr. + 2 



Korr. Ahles. 1 027 



Die Zahlen mit den kleinen Typen, welche zwischen den Ablesungen an der Mikro- 

 metertrommel für den zuerst angeführten Teilstrich und den Meniskus oder den Parallaxe- 

 strich angebracht sind . sind die Differenz zwischen den dazu gehörigen Ablesungen. 

 Die unterste Zahl mit den kleinen Typen ist die Differenz zwischen den Ablesungen für 



die beiden Teilstriche. Für die erste Ablesung des Meniskus hat man also den Stand 



45 



-ir^ mm. = l>26 mm.: das ist die Zahl, welche mit fetten Typen gedruckt ist. Ebenso für 



die übrigen Ablesungen. Die beiden Ablesungen des Meniskus haben also . statt der Ab- 

 lesung nach Schätzung T63, 1*626 und 1*625 gegeben, während die drei Ablesungen des 

 Parallaxestrichs 2*025, 2'023 und 2*023 gegeben haben. Wird nur die erste dieser Ab- 

 lesungen benutzt, so ist der Parallaxestrich, dessen Platz ohne Parallaxe 2'029 ist, also um 

 O-fJOi mm. zu niedrig abgelesen. Die Rorrektion für den Meniskus ist folglich -J- 0.002. 

 Wird diese Korrektion zur Meniskusablesung 1*625 addirt, so bekommt man den Stand 1*627. 

 Werden die Parallaxe Strichablesung 2*023 und die Meniskusablesung 1*626 benutzt, so be- 

 kommt man dasselbe Resultat. Eine Ablesung der beiden Schenkel eines Pyknometers 

 dauerte auf diese Weise ca. 5 Minuten. 



War die Oberflächenspannung abnorm, so wurde zugleich die Entfernung h zwischen 

 der Tangentialebene an den Meniskus und der Kante, wo Wasser, Glas und Luft zusam- 

 menstossen, abgelesen: der Rauminhalt t* des Wassers über dem untersten Punkte des 

 Meniskus wurde aus v = '^h[p' 2 — ±h s ] berechnet, wo p der Radius der Röhre ist. Bei 

 vollständiger Benetzung [h=p] ist t* =0067 mm. 3 ; bei unvollständiger Benetzung ist eine 



