43 



Korrektion anzuwenden, welche einer Tabelle, aus der Korr. = — (0067 — -hip- — JA 2 )) 

 berechnet, entnommen wird. 



Die thermische Ausdehnung der (llasinnsse für Pyknometer 4 wurde durch direkte Be- 

 obachtung mit destillirlem Wasser bestimmt, indem das Steigen in den Pyknometerschenkela 

 für eine gewisse Temperalursteigerung gemessen wurde. Es fand sich, dass der Ausdeh- 

 nungskoeffizient innerhalb der Versuchsfehler mit dem von M. Thiesen, K. Scheel und 

 L. Sell (Zeitschrift für Instrumentenkunde 16 pag. 49, 1896) für Jenaer Glas 59 IH gefundenen 

 übereinstimmte, und er wurde gleich 17-17 x 10 -6 gesetzt. 



3. Thei'Diometer und Temperaturbestimmung. 



Bei den Bestimmungen des spezifischen Gewichtes bei Zimmertemperatur wurde 

 das Pyknometer in ein Wasserbad getaucht, welches später genauer beschrieben wird. Die 

 Temperatur des Wasserbades wurde so konstant, wie nur möglich, gehalten und bei 

 jeder Ablesung des Pyknometerstandes bestimmt. Bei dieser Temperaturbestimmung wurde 

 ein mit Nr. 54 bezeichnetes Stabthermometer benutzt, welches, wie die Pyknometer, von 

 Thermometerfabrikant Richter in Berlin aus Jenaer Normalglas 59 m gefertigt war. Der 

 Behälter desselben hatte eine Länge von 8 cm., einen äusseren Durchmesser von 5'5 

 mm. Der Abstand von dem oberen Teile des Behälters bis zum Anfang der Skala betrug 

 15 cm. Die Skalenteile waren Vio Grade, gingen von -— 5° bis zu 42° und erstreckten 

 sich über 38 cm. Jeder Grad hatte also eine Länge von ca. 0,8 cm. Die Thermometer- 

 röhre hatte einen kreisförmigen Querschnitt. Zu den Ausdehnungsbestimmungen wurden 

 Thermometer ähnlicher Art bestellt. Um den wahren Wert der Einteilungen zu finden, 

 wurde ein ähnliches Thermometer mit Skala von 0° — 50°, über der Skala mit einer Er- 

 weiterung versehen, und dann mit Skala von 98° — 102° bestellt. Dieses Thermometer 

 sollte auf der physikalisch-technischen Beichsanstalt vollständig untersucht werden, konnte 

 aber leider vor Abschluss der Arbeit nicht geliefert werden. Als Normalthermometer 

 wurde deshalb ein altes, aber sehr gutes Thermometer, mit Nr. 4547 bezeichnet, ange- 

 wendet, welches der physikalischen Sammlung der polytechnischen Lehranstalt gehört. 

 Dieses Thermometer ist von Tonnelot gefertigt, die Glasmasse ist «verre dur«. Die Skala 

 hat Vio Grade und geht von 0°— 100°. Die Länge eines jeden Vio Grades ist ca. 0,6 mm. 

 Das Thermometer ist auf dem »Bureau international des poids et mesures« untersucht und 



mit einer vollständigen Korrektionstabelle versehen. 



6« 



