u 



Um die Korrektionen des Thermometer? Nr. 54 zu bestimmen, wurden zuerst die 

 Teilungsfehler durch Ausmessung auf einer Teilmaschine bestimmt. Dann wurde die Röhre 

 mittels eines Quecksilberfadeus von 1° Länge von 17 c — 30 c kalibrirt und dann Thermo- 

 meter Nr. 54 bei 18 c , 21°, 24°, 27°, 30° mit dem Normalthermometer 4547 verglichen, 

 worauf die Nullpunkte für beide Thermometer bestimmt wurden. Die Vergleichung wurde 

 in der Weise unternommen, dass beide Thermometer in ein grosses cylindrisches Dewar'- 

 sches Gefäss. welches Wasser enthielt, gesenkt wurden. Mittels des Regulatorthermometers 

 und der Gasöfen wurde die Temperatur des Zimmers regulirt, sodass sie genau diejenige 

 wurde, bei welcher jede einzelne Vergleichung stattfinden sollte. Die Ablesung fand mit 



+o 



+ 

 + 



+ 0' 

 + 

 + 

 + 



+ <? 



-tO 



-0 



+ 

 + 



fl?Q / 



•n?s ! , _/ 



•TT / 





ß?6 / 







flZX 1 







OPJt ' I 







OPJi ' I 







n?7 \ / 





021 j / 





n?n / 







fll.Q / 







Olß / 







ni7 J 







ZilSOO. %1900. 



tsisoo. 



Fia. 



s <üwoo. ^iziaoo. 



dem Seite 41 beschriebenen Fernrobre statt, Parallaxenfehler wurden in der an derselben 

 Stelle erwähnten Weise vermieden, indem kleine Spiegel an derjenigen Stelle der Thermo- 

 meterröhre befestigt wurden, wo die Ablesung unternommen werden sollte. Diese Methode 

 wurde sicherer und namentlich leichter anwendbar gefunden, als das gewöhnliche Verfahren, 

 wo man das Thermometer um seine Achse dreht und dann den Stand sowohl von der Vor- 

 derseite als auch von der Rückseite abliesst. Wurde die Vergleichung bei 18° und 30° 

 zu Grunde gelegt, so fand man, dass der Fehler der Differenz dieser beiden Punkte ver- 

 schwindend war. Mittels der Ergebnisse des Kalibrirens, der Korrektionen des Wasser- 

 stoffthermometers u. s. w. wurde jetzt eine Tabelle über die jedem einzelnen Zehntelgrad- 

 strich entsprechende Temperatur berechnet, wie auch über diejenigen Temperaturen, welche 



