45 



dem am Thermometer 54 bei den Vergleichungen bei 21°, 2i° und 27° abgelesenen Stande 

 entsprechen. Da diese Temperaluren dieselben wie die durch das Normalthermometer be- 

 stimmten waren, halle man eine Kontrolle der Sieberheil der Korrektionsbeslimmungen. In 

 der Tabelle über die einem jeden Skalenteile entsprechenden Temperaturen sind Teilungs- 

 fehler und Kaliberfehler aufgenommen, und ferner der Fehler für den inneren Druck, 

 indem das Thermometer immer in vertikaler Stellung benutzt wurde. Die Angaben müssen 

 dann beim Gebrauche durch den Nullpunktsfehler und die Korrektion für äusseren Druck 

 korrigirt werden. Der Nullpunkt des Thermometers wurde 5 mal während der Versuchs- 

 reihen bestimmt, und die Veränderungen wurden wie in Fig. 5 graphisch dargestellt, wo 

 die Angaben des Thermometers bei Temperatur 0° als Ordinaten, die Zeit als Abszisse ein- 

 gezeichnet sind. Aus dieser Kurve wurde die Nullpunktskorrektion für jeden einzelnen 

 Tag während der Versuche bestimmt. 



Bei den täglichen Temperaturbestimmungen wurde das Thermometer ebenfalls 

 mittels Ablesefernrohrs abgelesen. Eine elektrische Glühlampe wurde zwischen dem Fern- 

 rohre und dem Thermometer ein wenig ausserhalb der Fernrohrachse angebracht; dadurch 

 wurde ein Stück weisses Papier beleuchtet, welches dicht hinter das Thermometer gestellt 

 wurde und so den Hintergrund für die Ablesung des Quecksilbermeniskus und des sich 

 am nächsten oberhalb des Quecksilbers befindenden Teilstriches bildete. Der sich am 

 nächsten unter der Oberfläche des Quecksilbers befindende Teilstrich wurde deutlich vor 

 dem erleuchteten Quecksilber als Hintergrund gesehen. Die Fernrohrachse wurde bei jeder 

 Ablesung senkrecht zum Thermometer gestellt, indem der erwähnte kleine Spiegel auf der 

 Thermometerröhre unmittelbar oberhalb oder unterhalb der Oberfläche des Quecksilbers 

 angebracht wurde. 



4. Wage und Wägungen. 



Zur Bestimmung des Gewichtes des Pyknometers wurde eine Wage von Paul Bunge 

 in Hamburg benutzt. Diese Wage ist in der Preisliste der Firma S. 21 abgebildet und 

 genauer beschrieben. Hier soll nur angeführt werden, dass die Schalen umgetauscht werden 

 konnten, ohne dass man nötig hatte den Wagekasten zu öffnen, und ferner, dass der 

 Zeiger mit einer Skala versehen war, welche durch ein in der Vorderseite des Wage- 

 kastens fest angebrachtes, mit Fadenkreuz versehenes Mikroskop zehnfach vergrössert ab- 

 gelesen werden konnte. Das Ablesen mittels des Mikroskops wurde bei jeder Wägung benutzt. 



Der Umtausch der Schalen wurde mittels einer Handhabe unter der Wage, das 

 Arretiren mittels einer Handhabe auf der linken Seite des Wagekastens ausgeführt. Für 



