53 



Gewichte der Gewichtstücke) ergab sich, dass der mittlere Fehler für die einzelne Wägung 

 0,0038 mgr. war. 



Hilfsapparntc bei den Wiigiiiigen. Dm die Wage gegen Strahlungswärme von Lampen, 

 Observator u. s. w. zu schützen, wurde der Wagekasten ganz mit Karton bedeckt, welcher 

 mit blankem metallischem Nickel überzogen war. Von einer hinter und über der Wage 

 angebrachten Glühlampe fiel das Licht durch ein kleines Loch in dem Karton in den 

 Wagekasten hinein, wo es von zwei kleinen Spiegeln auf die Skala des Zeigers rcfleklirl 

 wurde. In dem Wagekasten wurden ein Haarhygrometer, durch welches die Feuchtigkeit 

 bestimmt wurde, und ein Stabthermometer mit Skalenteilen von Vio Graden angebracht. 

 Der Luftdruck wurde an einem Quecksilberbarometer mit verschiebbarer Messingskala abge- 

 lesen. Durch zwei kleine Mikroskope mit Fadenkreuz wurde auf das Quecksilber sowohl 

 oben als unten eingestellt. 



Es wurde also eine nicht geringe Sorgfalt auf die Bestimmung des Auftriebes der 

 Luft bei den Wägungen angewendet; es stellte sich jedoch bald heraus, dass der Auftrieb 

 auch so nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden konnte. Man entschied sich 

 deshalb dafür, die Differenz des Auftriebes auf beiden Schalen und dadurch natürlich 

 auch die Variationen des Auftriebes auf ein Minimum zu reduziren. Dieses erreichte man, 

 indem man Tarirkörper mit annähernd gleichem Volumen und Gewicht wie die zu wägenden 

 Körper benutzte. 



Bei den Wägungen der leeren Pyknometer, welche bisweilen wiederholt wurden, 

 um sich zu versichern, dass das Gewicht nicht durch Auflösung, Abnutzung oder abge- 

 sprungene Glasstücke verändert war, wurde ein Tarirkörper benutzt, aus einem gläsernen 

 Flaschenstöpsel mit einem ganz kleinen inneren Hohlräume besiebend. Dieser Stöpsel 

 wurde in einer Glasschleiferei abgeschliffen, sodass er fast ganz dasselbe Gewicht hatte 

 wie ein jedes der leeren Pyknometer mit den Kappen, das Volumen wurde auch annähernd 

 richtig gefunden. Der Tarirstöpsel war abgeschliffen und polirt, sodass er keine scharfen 

 Kanten hatte. 



Bei den Wägungen der mit Wasser gefüllten Pyknometer wurde ein in der fol- 

 genden Weise gefertigter Tarirkörper benutzt. Beim Glasbläser Richter wurde ein Pyknometer 

 von derselben Form und Grösse wie Pyknometer 3 und 4 bestellt, doch so, dass die Pyk- 

 nometerröhren weder von ausgesuchtem Kaliber noch mit Kappen versehen sein sollten. 

 Durch Aufblasen wurde dafür gesorgt, dass dieses Tarirpyknometer, nachdem die Schenkel 

 bedeutend gekürzt waren, beinahe ganz dasselbe innere Volumen erhielt, wie die Pyk- 

 nometer 3 und 4; die Schenkel wurden seitwärts gebogen, da das Tarirpyknometer sonst 

 zu hoch gewesen sein würde um bei den Doppelwägungen unter dem Mikroskope vor- 

 beizupassiren. 



Danach wurde das Tarirpyknometer fast ganz mit Wasser und einer kleinen Menge 



