54 



Quecksilber gefüllt, sodass es beinahe ganz dasselbe Gewicht wie die Pyknometer 3 und 

 4, mit Wasser gefüllt, erhielt. Endlich wurden beide Schenkel zugeschmolzen. 



Die Gewichte des Tarirstöpsels und des Tarirpyknometers wurden durch direkte 

 Vergleichung mit den Gewichtstücken bestimmt, indem der Auftrieb der Luft sorgfältigst 

 berücksichtigt wurde. Diese Bestimmungen wurden vor dem Anfange der eigentlichen 

 Bestimmungen der spezifischen Gewichte ausgeführt. Die genauen Volumen der Tarirkörper 

 wurden durch sorgfältige Wägungen in destillirtem Wasser bestimmt. Die Resultate 

 davon ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 





Gewicht in gr. 



Volumen in ccm. 





Gewicht in gr. 



Volumen in ccm. 



arirstöpsel . . . 



30,994726 



12,9706 



Tarirpyknom.. . . 



96,935560 



76,744 



yknom. 3 leer 



37,68 



15,8805 



Pyknom. 3 



97,4 



75,8 



Cknom. 4 leer 



36,87 



15,5473 



Pyknom. 4 



97,1 



76,0 



In der letzten Tabelle über Gewicht und Volumen der Pyknometer 3 und 4 sind 

 nur die ungefähren Werte angegeben, da das Gewicht von der Höhe des Wassers in den 

 Schenkeln abhängig ist. Die für das Gewicht angeführten Zahlen gelten für destillirtes 

 Wasser; ist von Meerwasser die Rede, so wird das Gewicht gegen 2 gr. grösser sein können. 

 Man wird sehen, dass der Unterschied zwischen den Volumina der Pyknometer einerseits 

 und dem des Tarirpyknometers und der Gewichtstücke anderseits nur ein wenig über 1 cm. 

 betragen, und der Auftrieb leicht mit hinlänglicher Genauigkeit bestimmt werden kann. 



Durch die Anwendung des Tarirpyknometers werden indessen noch andere und 

 sehr bedeutende Vorteile erreicht. Eine halbe Stunde vor der Wägung wurden nämlich 

 Pyknometer und Tarirpyknometer in dasselbe Wasserbad getaucht und erhielten dadurch 

 fast dieselbe Temperatur, da beide dieselbe Form haben, beide Wasser enthalten, und beide 

 aus ungefähr gleich dickem Glase gefertigt sind. Sie werden nun in derselben Weise 

 abgetrocknet, wodurch die Oberflächen bezüglich anhängender Luft und Wasser ziemlich 

 gleich werden, da sie überdies aus demselben Glase gefertigt sind. 



Endlich werden sie in dem Wagekasten ungefähr mit der gleichen Schnelligkeit 

 möglichen Temperaturveränderungen folgen und demnach schädliche Luftströmungen nicht 

 veranlassen. Diese verschiedenen Verhältnisse sind bei den Wägungen von einer so grossen 

 Bedeutung, dass sie trotz der angewendeten Massregeln die grössten Fehler bewirken, 

 welche bei Wägungen begangen werden, und sie müssen deshalb, wo von den einzelnen 

 Wägungen die Rede ist, besonders besprochen werden. 



Um der Wirkung schädlicher elektrischer Ladungen in der Wage vorzubeugen, wurde 

 eine kleine Schale mit einer radioaktiven Substanz hineingestellt, und anstatt der der Wage 

 beigegebenen Argentanschalen wurden ein paar besondere Schalen gefertigt, auf welche 

 die Pyknometer und das Tarirpyknometer leicht gestellt werden konnten. Runde Neusilber- 

 platten wurden auf der Drehbank gedrückt, sodass sie wie die ursprünglichen Schalen 

 schwach gewölbt waren, und wurden mit 6 Ständern aus Neusilberdraht versehen, zwischen 



