welchen die Pyknometer stellen konnten, ohne dass sie umfielen. Das Gewicht der so 

 gebildeten Gestelle wurde abgepasst, worauf sie stark vergoldet und dann polirt wurden. 

 Nach dem Abschluss der Bestimmungen der spezifischen Gewichte wurde eine 

 schnelle Vergleichung der Gewichtstücke, wie auch eine Wägung des Tarirstöpsels und 

 Tarirpyknometers ausgeführt, um sich zu versichern, dass keine gröberen Veränderungen 

 durch Abnutzung, Auflösung, Abspringen von Bruchstücken u. s. w. stattgefunden hatten. 

 Diese Kontrollbestimmungen gaben ein durchaus befriedigendes Resultat. 



Bäder zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 



Das Eisbad. Nachdem das Pyknometer Nr. 3 zu einer Dichtigkeitsbestimmung mit 

 Wasser gefüllt worden war, wurde dasselbe in ein kleines Gefäss aus Messing A A (Fig. 7) 

 gebracht, welches mit geschabtem und ausgewaschenem Eis aus destillirtem Wasser gefüllt 

 wurde. Das Gefäss war 7 cm. im Durchmesser und nicht tiefer, als dass die Schenkel des 

 Pyknometers in ihrer ganzen Ausdehnung über den Rand emporragten. Oben war der 

 Rand mit einem durchlöcherten, etwas abwärts geneigten, metallenen Kragen B B versehen, 

 welcher im Ebonitring C C befestigt war. An diesem Ebonitring ist der Messingcylinder 

 DD befestigt, welcher zur Ablesung an den Pyknometerschenkeln mit zwei einander 

 gegenüberstehenden Öffnungen versehen ist. Dies ganze System ist mittels vier Messing- 

 stangen EE im Innern des Gefässes FE l F l F befestigt. Dieses Gefäss besteht aus 

 einem kleineren Gefäss aus dünnem Messing, das im hölzernen Kübel FF inwendig 

 befestigt ist. Der Zwischenraum zwischen den beiden Gefässen ist der Wärmeisolation 

 wegen mit Asphalt vollgegossen. Unten ist das Gefäss F : F t mit einem Drahtnetz ver- 

 sehen, unter welchem eine Ebonitröhre zur Ableitung des Schmelzwassers angebracht ist. 

 Das Gefäss F l F 1 wurde mit zerstossenem Eis aus destillirtem Wasser gefüllt, um das 

 Abschmelzen des das Pyknometer umgebenden Eises zu verhindern. Ohne weitere Mass- 

 regeln als die hier genannten würde indessen das Eis von der Oberfläche abschmelzen 

 können und die Pyknometerschenkel würden die niedrige Temperatur des Eises nicht 

 annehmen. Deshalb wurde ein Messingcylinder G G hergestellt, in dessen unteres Ende 

 der Ebonitring HR eingesetzt wurde. Inwendig in diesem Ringe wurde der durchlöcherte 

 Metallkragen des Drahtnetzcylinders JJ befestigt, der oben durch eine gewölbte Mes- 

 singplatte verschlossen wurde. Der Cylinder G G wurde mit zerstossenem Eis gefüllt 

 und in den Cylinder D D gebracht und umgab somit die Pyknometerschenkel völlig mit 

 Eis. Dadurch wurden aber die beiden Öffnungen an D D versperrt, weshalb G G, wenn 



