5G 



eine Ablesung geschehen sollte, über die Öffnungen an D D emporgehoben und daselbst 

 während der Ablesung mittels eines Bajonnettverschlusses befestigt wurde. Das Eis im 

 Cylinder G G wurde wiederum durch den Cylinder K K 1 K y K geschützt, welcher auf das 

 Gefäss FF 1 F 1 F aufgesetzt wurde und ebenso wie dieses aus einem Metallcylinder K 1 K 1 

 und einem hölzernen Cylinder KK bestand, zwischen welche Asphalt gegossen wurde. 



Fig. 7. 



Nachdem dieser Schutzcylinder aufgesetzt war, wurde der ganze Hohlraum mit zerstossenem 

 Eis angefüllt, welches wegen der guten Wärmeisolation sehr langsam schmolz. Alle 

 Messingteile des Apparats waren verzinnt. Wegen der Ebonitringe C und H waren die 

 inneren Metallgefässe in keiner leitenden Verbindung mit den äusseren Metallwänden. 

 Selbst wenn der Apparat 24 Stunden in einem Zimmer mit einer Temperatur von 25° 



