57 



gestanden halte, war kein Schmelzen des Eises in dem das Pyknometer enthaltenden 

 Gefäss A A zu erkennen. Um das Eis in den äusseren Räumen zu sparen, wurde das 

 Ganze mit einem oben geschlossenen, aus blank vernickeltem Zink hergestellten Cylinder 

 umgeben. Der Kübel FF wurde mitten auf einen quadratischen niedrigen Tisch gestellt, 

 durch dessen Platte die Ebonitrühre in einen unter dem Tische befindlichen Eimer hinab- 

 führte. Rings um die Tischplatte war eine 15 cm. hohe Kante angebracht. In den dadurch 

 gebildeten Kasten fiel das Eis hinab, wenn eine Ablesung stattfinden sollte, und der 

 Cylinder KK X K\ K entfernt wurde. 



Beim Ablesen des Pyknometerstandes wurde das Fernrohr einer der beiden Öffnun- 

 gen am Cylinder DD gegenüber angebracht. Vor die andere wurde eine matte Glasplatte 

 gestellt, welche durch eine 2 Meter davon entfernte Glühlampe beleuchtet wurde, von 

 deren Kohlenfaden ein verwischtes Bild mittels eines Hohlspiegels auf der matten Glas- 

 platte entworfen wurde. 



Bei der Ablesung bildete sich ein geringer Beschlag an den Schenkeln des Pykno- 

 meters, welche deshalb mittels eines mit einem Stiel versehenen Tampons abgetrocknet 

 werden mussten. 



Das Rad für gewöhnliche Temperatur ist in Fig. 8 schematisch dargestellt, a a 

 ist eine grosse cylindrische Glasflasche von 30 cm. Durchmesser; die übrigen Maasse der 

 Zeichnung sind von entsprechenden Proportionen. Die Flasche hat einen weilen Hals und 

 ist mit einem festgekitteten Messingkragen versehen , der den flachen Messingring b b 

 trägt. An diesen Ring ist ein aus den runden Stahlstangen c c und der flachen Platte 

 d bestehender Galgen festgeschraubt, der dazu dient, die Bewegungen zu lenken, welche 

 mit Dewar's Gefäss und dem darin befindlichen Pyknometer vorgenommen werden, e e ist 

 ein flacher, an den Stützen c c verschiebbarer Messingring, der vermittels einer Druck- 

 schraube in beliebiger Höhe festgehalten werden kann. An den Messingring ist ein kurzer 

 Messingcylinder befestigt, welcher genau in den Bing b b hineinpasst. In diesen Cylinder 

 sind die vier vernickelten Stahlstangen ff festgeschraubt, welche unten ein metallenes 

 Kreuz tragen, das mittels der Bobre g und des Stöpsels h dem Dewar'schen Gefäss i i i i 

 zur Stütze dient. Oben wird Dewar's Gefäss durch eine im Messingring e e und dem 

 kurzen Messingcylinder angebrachten Verpackung aus Leder und Kautschuk gestützt. 



kk ist eine kreisförmige Messingplatte, welche wie ee an den Stützen ec ver- 

 schiebbar ist und mittels der Druckschraube in jeder Stellung festgehalten werden 

 kann. An der Mitte der Platte ist die Stahlstange l befestigt , welche durch ein Loch in 

 der Platte hindurchgehend volle Sicherheil dafür gewährt, dass die Bewegungen der Platte 

 kk Parallelverschicbungen werden. An der Unterseite der Platte kk ist ein Ebonitstöpsel 

 befestigt; dieser trägt die beiden vernickelten Stahlstangen //, welche unten mit einer Quer- 

 platte versehen sind und den Korb m l mm l tragen, in welchem das Pyknometer angebracht 



D. K. D. Yidensk. Selsk- Skr., 6. Rajkke, naturvidensk. oi,' matliem. Afd. XII I. t> 



