59 



Wir wollen nun annehmen, dass das Pyknometer im Wasserbad stellt, und dass die 

 Temperatur und der Stand desselben abgelesen werden sollen. Solange das Pyknometer 

 im Bade steht, sind die Platten ee und kk so tief wie möglich gesenkt, wodurch sowohl 

 die grosse Flasche als Dewar's Gefäss fast vollständig verschlossen werden. In Dewar's 

 Gefäss steht das Wasser genau bis über den Behalter des Pyknometers, welcher ungefähr 

 in der Mitte des Gefässes angebracht ist; die grosse Flasche ist fast ganz voll Wasser. 

 Vor Beginn der Ablesung wird der Motor angehalten, sodass die Rührerplalten sich 

 in ihrer höchsten Stellung befinden. Sodann wird die Temperatur abgelesen. Die 

 Druckschrauben an kk und ee werden nun gelockert, und ee wird emporgehoben und 

 befestigt, wenn Dewar's Gefäss so hoch gekommen ist, dass die Schenkel des Pyknometers 

 gerade noch über dem Ring b b zu sehen sind. Der Stand in den Pyknometerschenkeln 

 wird nun vermittels des Ablesefernrohrs abgelesen. Die Beleuchtung geschieht durch eine 

 Glühlampe und einen Hohlspiegel, welcher ein unscharfes Bild des Glühfadens gerade 

 über dem Ring b b entwirft. Obgleich die Ablesung durch die beiden Glaswände von Dewar's 

 Gefäss geschehen muss, kann sie doch mit völliger Leichtigkeit und Sicherheit geschehen. 

 Mittels der Parallaxestriche hat man sich von eventuellen unregelmässigen Brechungen im 

 Glase unabhängig gemacht. Ist der Stand der beiden Schenkel abgelesen, so lockert man 

 wieder die Druckschrauben an e e, und Dewar's Gefäss mit seinem Inhalt sowie die beiden 

 Platten ee und kk werden wieder in die unterste Stellung zurückgebracht, worauf die 

 Temperatur zum zweiten Male abgelesen wird. Dann wird die Platte kk gehoben und in 

 solcher Höhe befestigt, dass man das Pyknometer aus seinem Korbe herausnehmen kann. 



Das Wasserbad wurde auf einem niedrigen Tische dicht bei dem die Temperatur des 

 Zimmers regierenden Thermometer angebracht. Die Benutzung von Dewar's Gefäss 

 geschah in der Absicht, dass die Temperatur im Behälter des Pyknometers sich während 

 der Ablesung nur ganz wenig verändern sollte. Wenn Dewar's Gefäss beim Ablesen aus 

 dem Wasser der grossen Flasche gehoben wird, ist seine Aussenfläche natürlich nass, 

 und eine Abkühlung durch die Verdampfung wäre zu befürchten. Bei den ersten 

 Versuchen wurde deshalb die grosse Flasche nicht mit Wasser sondern mit Vaselinöl 

 gefüllt, und es zeigte sich dann, dass die Temperatur in Dewar's Gefäss während einer 

 Ablesung stieg, und zwar deshalb, weil die Temperatur im Zimmer gegen die Decke zu 

 stark zunahm. Um diese schädliche Erwärmung zu vermeiden, wurde ein Neusilber- 

 draht um die grosse Flasche gewunden, und rings herum wurde eine Schicht Watte ange- 

 bracht, die durch einen an der Aussenseite blank vernickelten Zinkcylinder befestigt 

 wurde. Durch den Neusilberdraht wurde nun ein elektrischer Strom geleitet, dessen 

 Stärke so regulirt wurde, dass die Temperatur in Dewar's Gefäss während einer Ablesung 

 fast keinen Schwankungen mehr unterlag. Diese Methode war jedoch mit keinen geringen 

 Schwierigkeiten verbunden, und als Dewar's Gefäss einmal zersprang und das Vaselinöl mit 



8* 



