61 



nächsten Morgen um 7 (Ihr, also 16 Stunden. Sobald das l'yknometer aus dein Eis- 

 bad genommen war, wurden die Kappen recht fest aufgesetzt, nachdem die Platindrähle 

 entfernt waren. Durch vorläufige Versuche hatte es sich gezeigt, dass man nach 

 Verlauf von 8 Stunden keine Änderungen des Volumens mehr im Eisbade wahrnehmen 

 konnte. Um zu untersuchen, ob es angängig sei, das l'yknometer mit lose aufgesetzten 

 Kappen im Eisbade stehen zu lassen, wurde das l'yknometer gewogen, die Kappen wurden 

 schnell abgenommen und die Platindrähte dazwischen angebracht, worauf das Pyknometer 

 in das Eisbad gestellt wurde und die gewöhnliche Zeit daselbst verblieb. Es ergab sich 

 eine Gewichtszunahme von l'Omgr., was höchstens einen Fehler in der Dichtigkeitsbestim- 

 mung von 6 x 10 — ' verursachen kann. Ein ähnlicher Versuch, welcher mit dem Pyk- 

 nometer Nr. 4 und bei einer Temperatur von 25° ausgeführt wurde, ergab einen halb 

 so grossen Gewichtsverlust. 



Ungefähr um 12 Uhr wurde die Temperatur im Wasserbade für das Pyknometer 

 Nr. 4 abgelesen, Dewar's Gefäss wurde herausgenommen, und der Stand in den I'ykno- 

 melerschenkeln wurde abgelesen, die Temperatur nochmals bestimmt, das Pyknometer her- 

 ausgenommen, die Kappen wurden fest aufgesetzt und das Pyknometer nebst dem Tarir- 

 pykuometer in ein Wasserbad gebracht. Nach Verlauf einer halben Stunde wurde es, 

 wie das Pyknometer Nr. 3, viermal in geschlossenem Wagekasten gewogen. Es wurde 

 entleert und in derselben Weise wie das Pyknometer Nr. 3 wieder gefüllt und aber- 

 mals, um 6 bis 7 Uhr, ins Wasserbad gestellt. Um diese Zeit wurde die Tagesarbeit 

 abgeschlossen, und die Laboratoriendiener wachten abwechselnd bis zum folgenden .Morgen 

 um 7 Uhr, um das Feuer und die Maschine zu beaufsichtigen. 



Um zur Klarheit darüber zu kommen, welche Fehler aus den Temperaturänderungen 

 in Dewar's Gefäss während der Ablesung entsprangen, wurde folgender Versuch ausgeführt. 

 Einer von den Schenkeln des Pyknometers Nr. 4 nebst der dazu gehörigen Kappe wurde 

 ganz mit Wasser gefüllt. Man hatte also nur den Stand im andern Schenkel zu beobachten 

 um die Änderungen des Volumens zu finden. Temperatur und Stand der Pykuometerschenkel 

 wurden nun abwechselnd abgelesen, so schnell es sich während einer Temperaturänderung 

 in Dewar's Gefäss thun Hess. Die in den einzelneu Fällen zu findende Grösse ist der 

 Pyknometersland in dem Augenblicke, wo Dewar's Gefäss herausgenommen wird, oder, 

 was bequemer sein wird, die Mitteltemperatur des Pyknometers für dasjenige Zeitintervall, 

 in welchem die Ablesung des Pyknometers geschieht. Es ergab sich, dass die Korrektion 

 annähernd gleich V25 der ganzen Temperaturerhöhung gesetzt werden konnte. 



Der Temperaturwechsel, welcher im Bade stattfand von der Temperaturablesung des 

 Morgens an bis zu dem Zeitpunkt, wo das Pyknometer herausgenommen wurde, geschah 

 immer so langsam, dass derselbe keine Korrektion veranlassen konnte. 



