79 



Um 8 h 35 a. m. war die Gleichgewichtslage ohne Belastung — 0"170 



und der Ausschlag für den Reiter 1-046 



— 9 h 30 a. m. war die Gleichgewichtslage mit Pyknometer 3 — - 392 



— 10 h 30 a. m. — - - — - —0471 



— UMO a. m. — - — - - —0-508 



— 12 h 50 p. m. — - - — —0-520 



und der Ausschlag für den Reiter 1021 



l h 45 p. m. war die Gleichgewichtslage ohne Belastung — 0- 190 



und der Ausschlag für den Reiter 1-036 



— 2 h 30 p. m. war die Gleichgewichtslage mit Pyknometer 4 + 0M27 



— 3MO p. m. — - — - - +0-098 



— 4 h 50 p. in. — - — - - +0-070 



— 6 h 00 p. m. — - - - +0-078 



und der Ausschlag für den Reiter - 988 



6M0 p. m. war die Gleichgewichtslage ohne Belastung — 0*179 



und der Ausschlag für den Reiter 1-019 



Diese Grössen sind in Fig. 1 1 graphisch dargestellt, wobei die Zeit Abscisse ist. Die 

 Ordinaten sind mit Milligrammen bezeichnet, obgleich sie in der That nur die Ausschläge 

 der Wage bedeuten. Da die Empfindlichkeit indessen annähernd gleich 1 ist und der 

 Auftrieb nur so wenig variirt, kann man hier, wo es sich nur darum handelt, sich über die 

 vorgegangenen Veränderungen eine Meinung zu bilden, sehr wohl annehmen, dass die 

 Ausschläge direkt Milligramme angeben. Die Gleichgewichtslagen ohne Belastung sind aus 

 den Beobachtungen direkt in die Figur eingeführt. Dasselbe gilt für die fünf Ausschläge 

 für den Reiter. Was dagegen die Pyknometer betrifft, so ist der Unterschied zwischen den 

 beobachteten Gleichgewichtslagen und der letzten derselben eingesetzt. 



Für jeden Beobachtungstag also, sowohl bei Wägungen von Meerwasser als von 

 destillirtem Wasser, wurden die Beobachtungen wie in Fig. 11 graphisch dargestellt. Es 

 zeigte sich dann, dass der Ausschlag für den Reiter ohne Belastung nur ganz wenig 

 variirte. Diese Bestimmungen, die nicht direkt angewendet werden sollten, wurden 

 nur vorgenommen, um zu sehen, ob während der Wägungen etwas geschehen sei, was 

 eine Fehlwägung verursachen und sich durch eine geänderte Gleichgewichtslage ohne 

 Belastung zu erkennen geben könnte. Staub, der sich während der Wägung auf die Schalen 

 setzt, wird einen solchen Einfluss auf die Wägungen haben. 



Die Kurve für Pyknometer 3, Fig. 11, ist typisch für alle Wägungen dieses Pyk- 

 nometers. Das Gewicht nimmt zuerst schnell, später langsam ab, um gegen einen 

 bestimmten Wert zu konvergiren. Man sieht, dass das Pyknometer, während es auf 



