82 



gewöhnlichen Wägungen auf der Wageschale hinreichend lange steht um ein hinlänglich 

 konstantes Gewicht zu bekommen. Man sieht zugleich, dass in 3 Tagen keine wägbaren 

 Mengen vom Wasser aus dem Pyknometer verdampfen. 



Der Grund der Gewichtsveränderungen , welche die Pyknometer (das Tarirpyk- 

 nometer einbegriffen) erleiden, wenn sie auf der Wageschale stehen, ist wahrscheinlich in 

 verschiedenen Verdichtungen an der Oberfläche des Pyknometerglases zu suchen. Aus 

 Fig. 13 sieht man, dass das Glas, wenn es in Eis sich befunden hat, selbst lange 

 Zeit, nachdem es zur Temperatur des Tarirpyknometers erwärmt und wie dieses 

 abgetrocknet worden ist, an Gewicht verliert. Es leuchtet ein, dass die Bestimmung des 

 Gewichtes durch diese Veränderungen in hohem Grade unsicher gemacht wird. Für die 

 Bestimmungen bei 0° ist diese Fehlerquelle die grösste, die überhaupt existirt. Für die 

 Bestimmungen bei 25° ist die Temperaturbestimmung die grösste Fehlerquelle. 



Da nun a T bestimmt und auf die erwähnte Weise wegen etwaiger Veränderungen 

 im Bauminhalte des Pyknometers korrigirt worden war, wurde hieraus <r 24 . 6 (die letzte Ko- 

 lumne der Tabelle 1) vermöge der Ausdehnungsbestimmungen, welche von Dr. Forch vor- 

 genommen waren, berechnet. Derselbe hatte nach der Methode der kleinsten Quadrate 

 aus seinen Beobachtungen den spez. Bauminhalt des Meerwassers als eine Funktion dritten 

 Grades der Temperatur berechnet. Aus den gebildeten Formeln wurden durch graphische 

 Interpolation [die Koeffizienten jeder der Konzentrationen ermittelt, deren spezifisches 

 Gewicht bestimmt war; daraus wurde dann der Ausdehnungskoeffizient für die Temperatur 

 berechnet, welche mitten zwischen der Beobachtungstemperatur und 24 - 6 liegt. Die so 

 gebildeten Ausdehnungskoeffizienten wurden darauf zur Beduktion von a T auf <t 24 . 6 benutzt. 

 Da T— 24 - 6 eine kleine Grösse ist, so ist es nicht nötig, den Ausdehnungskoeffizienten 

 mit besonderer Genauigkeit zu kennen, um <r 24 . 6 mit praktisch derselben Genauigkeit als 

 derjenigen, mit welcher a T bestimmt war, berechnen zu können. 



Aus den in der Tabelle aufgeführten Wiederholungen wurden Mittelzahlen gebildet, 

 sodass a und <r 24 . 6 die in untenstehenden Tabellen a und b angeführten Werte erhielten. 



Die Tabelle b enthält all die Bestimmungen des spezifischen Gewichtes , die an 

 künstlichen Proben von Meerwasser ausgeführt wurden , nebst den Bestimmungen , welche 

 unter der ersten Serie ausgeführt wurden und deshalb (besonders was <r 24 . e betrifft) auf 

 keine grosse Genauigkeit rechnen können (Anwendung des Vaselinölbades statt des Wasser- 

 bades). Aus den Wiederholungen, aus denen die Tabelle a gebildet ist, wird der Mittel- 

 fehler für <r zu 0-00072 berechnet, während der Mittelfehler für a 2i . s - ooii3 ist. Aus den 

 Bestimmungen des spezifischen Gewichtes destillirten Wassers können die Mittelfehler 



