105 



Eine Zusammenstellung der Resultate erweist sogleich das gute Uebereinstimmen 

 der auf den beiden verschiedenen Wegen gefundenen Werte der Chlormenge in der hier 

 erwähnten iVIeerwasserprobe: 



Durch Titrirung gefunden:.. 19,3798 Gr. Chlor (pag. 102) 



— Gewichtsanalyse Nr. I : 19,3782 — — (pag. 104) 



— Nr. 2: 19,3796 — (pag. 104) 



2. Bestimmung der Stärke der benutzen Normal-Flüssigkeiten. 



Aus dem vorigen Abschnitt ergiebt sich, dass zur Titrirung 



a) eine ca. V20 normale Silbernitratlüsung (schwache Silbernitratlösung), 



b) eine ca. V20 normale Ammoniumrhodanidlösung, und 



c) eine ca. Va normale Silbernitratlüsung (starke Silbernitratlösung) angewandt wurden. 



Die Lösungen wurden durch Lösung der reinsten Handelswaren in destillirtem 

 Wasser hergestellt; doch wurde das Silbernitrat erst in schwacher Salpetersäure gelöst, 

 worauf die Lösung auf dem Wasserbade zurTrockne eingedampft wurde, um möglich anwesendes 

 Silbernitrit zu zersetzen. Dis Lösungen wurden im Dunkeln in Standflaschen mit gut 

 schliessendem Glasstöpsel aufbewahrt, welcher Sicherheits halber mit einem umgekehrten 

 Becherglas bedeckt war, dessen mit Vaseline eingeschmierter Rand auf dem oberen Teil 

 der Flasche luftdicht ruhte. Die Wägung der Normal-Flüssigkeiten fand, wie im vorigen 

 Abschnitt erwähnt (pag. 99), in Wägebüretten statt. 



a) Die ca. V20 normale Silbernitratlösung wurde auf die Ammoniumrhodanidlösung 

 durch eine Titrirung eingestellt, die in derselben Weise wie die Schlusstitrirung der im 

 vorigen Abschnitt beschriebenen Chlorbestimmungsmethode ausgeführt wurde. Alle Bü- 

 rettenwägungen wurden mit einer Genauigkeit von 5 Milligramm vorgenommen, und 

 während der Wägungen wurde keine Rücksicht auf Druck und Temperatur genommen. 

 Das Resultat geht aus der folgenden Tabelle II hervor. 



b) Nach demselben Princip wie oben wurde die Ammoniumrhodanidlösung auf die 

 starke Silbernitratlösung eingestellt. Die Wägungen derselben wurden so genau als möglich 

 vorgenommen, und die Korrektion für den Auftrieb wurde eingeführt; die Wägungen der 

 Ammoniumrhodanidlösung und der schwachen Silbernitratlüsung fanden mit 5 Milligramm 

 Genauigkeit und ohne Rücksichtnahme auf Temperatur und Druck während der Wägungen 

 statt. Das Ergebniss geht aus der folgenden Tabelle III hervor. 



c) Die ca. '/»-normale Silbernitratlösung wurde mit reinem Kaliumchlorid als Ur- 

 titersubstanz eingestellt. 



Dieses Kaliumchlorid wurde folgendermassen hergestellt: 1 Kilo reines Handels- 



D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XII. 1. ]4 



