Als Methode zur Bestimmung der Volumausdehnimg' war die Methode des Auf- 

 triebes gewählt worden. Das hierzu angeschaffte Inventarium umfasste : 



1) eine Bunge'sche kurzarmige Wage; 



2) einen Senkkörper aus Platin-Iridium; 



3) ein in Viu° geteiltes Thermometer aus Borosilikatglas 59 IU , welches mit dem 

 schon erwähnten Fernrohr mit Okularmikrometer abgelesen wurde ; 



i) das Gefäss zur Aufnahme des Seewassers und die Temperaturbäder. 



Der Senkkörper. 



Derselbe war von Heraeus in Hanau aus einer Platin-Iridium Legierung, welche 

 10% Iridium enthält, hergestellt worden; er hatte die nebenstehend 

 angegebene Form. Sein Gewicht betrug 119-8665 gr. ; da er etwa 

 125 cm. 3 Volum hatte, musste er noch mit zwei Bingen aus dickem 

 Platindraht beschwert werden, um auch in Seewasser von 104 

 spezifischem Gewicht unterzusinken. Er hatte mit diesen Bin- 

 gen ein Gewicht von 134-4058 gr. und in Wasser von 20 c- 224 C. 

 ein solches von 11-3471 gr. Es war im Gegensatz zu den gewöhnlich 

 benutzten Glassenkkörpern ein solcher von Metall gewählt worden, 

 um einen raschen Temperaturübergang von der Flüssigkeit zum 

 Senkkörper zu bewirken ; ausserdem musste die Metallmasse als 

 guter Wärmeleiter ausgleichend zwischen den einzelnen Flüssig- 

 keitsschichten wirken. 



Um zu entscheiden, ob Schwankungen des Luftdruckes 

 eine merkliche Veränderung im Volum des Senkkörpers hervor- 

 zurufen befähigt waren, musste der äussere DruckkoefQzient desselben bestimmt werden. 

 Es wurde dazu aus einem cylindrischen dickwandigen Glasgefäss mit einer Kapillaren, die 



3 cm 



