143 



Das Thermometer. — Die Bäder. 



Das von Richter — Berlin gelieferte Thermometer ans Borosilikatglas 59 m war ein 

 Stabthermometer mit einem Gefäss von 60 mm. Länge und 4 mm. Durchmesser. Die 

 mittlere Gradlänge betrug- 8 - 107 mm. Es wurde bezüglich der Teilfehler auf einer mit 

 Mikroskop versehenen Längenteilmaschine untersucht und hierbei wurden einmal die Ab- 

 stände der vollen 5 Grad-Striche von einander gemessen, zum andern noch sämmlliche 

 Striche, welche jemals bei den spezifischen Gewichtsbestimmungen überhaupt benutzt 

 werden konnten, kontrolurt und zwar alle Striche von — 5°,0 bis -f-0°,6; von 3°, 5 bis 5°, 6; 

 von 9°,5 bis 10°,ß; von 14°,3 bis 15°,7 etc. bis 35°,6. 



Zur Bestimmung des Kalibers wurden zwei getrennte Reihen, die eine zu Beginn, 

 die andere am Schluss der Messungen durchgeführt; über deren Übereinstimmung siehe 

 Seite 150. Die Messung der Länge des abgetrennten Fadens geschah auf der oben erwähnten 

 Teilmaschine. Die eine Kalibration wurde mit einem Faden von etwa 5°,4 Länge, die 

 andere mit einem solchen von 3°, 4 durchgeführt. 



Der Nullpunkt wurde öfters kontrollirt und eine geringe regelmässige Erhöhung 

 desselben entsprechend dem noch geringen Alter des Thermometers gefunden. Da das 

 Thermometer nur bis 36° geht, also eine direkte Bestimmung des Siedepunktes nicht 

 erlaubt, wurde es bei konstanter Zimmertemperatur (ca. 25°) mit einem Tonnelotschen 

 Normalthermometer aus verre dur verglichen, dessen Konstanten im Bureau international 

 des poids et mesures zu Breteuil mit einer Genauigkeit von Viooo° bestimmt waren. Die 

 im Folgenden gegebenen Temperaturen beziehen sich mithin auf die 

 Skala des Wasserstoffthermometers. 



Das Seewasser befand sich in einem cylindrischen Glasgefäss von 7 '5 cm. Durch- 

 messer und 185 cm. Höhe. Dasselbe war oben durch einen breiten Glasschliff, in dessen 

 Decke Rohrstutzen eingesetzt (geblasen) waren, verschlossen. Der eine derselben — jener, 

 durch welchen der Aufhängedraht des Senkkörpers geführt war — sass centrisch, die 

 andern zwischen dem Mittelpunkt und dem Rande. Die letzteren dienten zur Aufnahme 

 des Thermometers, eines Mahlkeschen Fadenthermometers l ) zur Bestimmung der Korrektion 

 des herausragenden Fadens, des Rührers sowie einer kleinen Arretiervorrichtung für den 

 Senkkürper. Die bei der Füllung benutzten Stutzen wurden während der Beobachtung 

 durch Korke verschlossen ; über die Thermometer war an der Stelle, an der sie in die 

 Stutzen eingesteckt waren, ein Schlauch übergeschoben zur Abdichtung, sodass eine Ver- 

 dunstung nur an den Punkten möglich war, wo eine solche sich nicht umgehen liess. 



Dieses Gefäss sass in einem grossen doppelwandigen Dewarschen Gefäss, zwischen 



') Zeitschrift für fastrumentenkunde, Band 13: 58—62. 1893. 



