145 



Die Beobachtungen. 



Da das Seewasser die von ihm absorbierten Gase langsam abgiebl und durch 

 Blasenbildung am Senkkörper bei nicht gasfreiem Wasser Fehler zu befürchten waren, 

 wurde jede Probe, ehe sie in das zur Messung dienende Gefäss eingefüllt wurde, eine 

 halbe bis drei viertel Stunde in einer dickwandigen Glasflasche an der Wasserluftpumpe 

 evakuirt und stark geschüttelt. Es wurde hierdurch auch ohne Erwärmung eine praktisch 

 ausreichende Entgasung des Seewassers bewirkt, sodass am Ende der Messreihen niemals 

 Gasblasen am Senkkörper beobachtet werden konnten (Vgl. Anmerkung S. 147). 



Der Gang der Beobachtungen war folgender: Nachdem der Apparat mit dem 

 entgasten Seewasser gefüllt und zusammengesetzt war, wurde er durch eine schwache 

 Kältemischung ein wenig unter 0° abgekühlt und alsdann mit der Messung begonnen. 

 Bei jeder der um etwa 5° von einander abstehenden Temperaturen (0, 5, 10 .... 25, 30) 

 wurden 3 Gewichtsbestimmungen und 6 Temperaturmessungen gemacht. (In einigen 

 Ausnahmefällen wurde auch noch bei einer bis zu 2°, 5 unter 0° liegenden Temperatur 

 beobachtet. Vgl. die Tabelle.) Da die Schwingungen der Wage infolge der Beibung des 

 zur schwingenden Masse relativ grossen Senkkörpers sehr stark gedämpft waren, wurden 

 jedesmal 6 Umkehrpunkte abgelesen, aus den Ablesungen 1 — 5 und 2 — 6 für sich in der 

 üblichen Weise je eine Buhelage abgeleitet und diese beide zum Mittel vereinigt. Ergab 

 sich hier eine Unregelmässigkeit, so wurde die Beobachtung verworfen und sofort eine 

 neue gemacht. Unmittelbar vor und nach der Bestimmung der Umkehrpunkte erfolgten 

 die Temperaturmessungen 1 )- Dass vor jedem Beobachtungssatz wiederholt gerührt und 

 der Temperaturausgleich abgewartet wurde, ist selbstverständlich. Am Schluss der 3 Sätze 

 wurde das Fadenthermometer abgelesen und die Länge des herausragenden Fadens notiert. 



Aus den Beobachtungen wurde nach der Methode der kleinsten Quadrate das 

 Volum als Funktion der Temperatur nach einer Reihe von der Form 



v = a + bt + cf- -f dt 3 

 dargestellt. Es wurde hierbei als Einheit des Volums bei jeder einzelnen Seewasserprobe 

 das Volum eingesetzt, das für die 0° zu nächst liegende Temperatur gefunden war. Um 

 hierbei die Rechenarbeit etwas zu erleichtern, wurden zuerst unter Zugrundlage eines 

 genäherten Ausdehnungskoeffizienten die Volumina auf Temperaturen umgerechnet, welche 

 nur noch Zehntel Grade enthielten. Es konnte sich hierbei im extremen Falle nur um 



') Um bei der Ablesung des Thermometers Parallaxenfehler zu vermeiden, war mit Gummibändern 

 an demselben ein Stückchen Glasspiegel befestigt. Vor dem Objectiv des Ablesefernrohres war ein 

 horizontaler Faden angebracht; dem Fernrohr wurde jedesmal eine derartige Neigung gegeben, dass 

 der gespiegelte Faden durch die Mitte des Gesichtsfeldes ging. 



D. K. D. Vidonsk. Selsk. Skr., ß. Række, naturviilensk. og mathom. AM. XII. I. 19 



