148 



XI. 



Ingolf 94, (s%. = 1-028073 ; p = 35"08 %o.) 

 vi = «_ . 024 + (3-04 + 53-592 1 + 6' 14208 « 2 





— 



0033124i 3 )X10-s. 





t 



#bcob. 



Her. 



B—R 



t 



— 2-734 



0-9999045 



0.9999021 



•+ 2-4 



— 2-488 



— 0-024 



1-0000000 



1-0000016 



— 1-6 



— 0-028 



+ 5-104 



1.0004300 



1-0004322 



— 2-2 



+ 5-096 



9-768 



1-0010805 



1-0010818 



— 1-3 



10-225 



15-273 



1-0021404 



1-0021365 



+ 3-9 



15-287 



19-924 



1-0032522 



1-0032469 



+ 5-3 



19-917 



25-508 



1-0048060 



1-0048167 



— 10-7 



25645 



30-024 



1-0062568 



1-0062522 



+ 4-6 





XII. 



Ingolf 96. (s% = 1-028159; p = 351 1 %>o.) 



Vi = v_ . m + (1-70 + 53-782* + 6i5(U4t 2 

 — OO34O0S i 3 ) X 10-«. 



^bcob. Aber. B — R 



0-9999072 0-9999052 +2"0 



1-0000000 1-0000001 —o-i 



1-0004301 1-0004285 +1-6 



1-0011608 1-0011589 -fl'9 



1-0021422 1-0021411 +1-1 



1-0032440 1-0032465 —2-5 



1-0048571 1-0048566 +0"5 



XIII. 



Nr. 4. (s °/4= 1-028432; p=35-41%o.) 



vi — v_ . m + (19 58 + 56-674Ê + 5-97610* 2 

 — 0-029348 1 3 ) X 10-6. 



t 



®beob. 



«ber. 



B-R 



— 0-387 



1-0000000 



0-9999985 



+ 1-5 



+ 5-245 



1-0004732 



1-0004769 



—3-7 



10-313 



1-0012070 



1-0012074 



—0-4 



14-523 



1-0020181 



1-0020133 



+4-8 



19-770 



1-0032492 



1-0032494 



+0-2 



24-631 



1-0045686 



1-0045728 



—4-2 



29-840 



1-0062537 



1-0062555 



+ 1-8 



Die Abweichungen: B — R ergeben einen systematischen Gang, der sich in der 

 folgenden Übersicht (XIV) der Fehler deutlich ausspricht. 



Ein solcher Gang kann aus zwei völlig verschiedenen Ursachen entstehen: 1) aus 

 Fehlern in der Bestimmung der Thermometerkonstanten (Teilfehler -f Kaliberfehler) ; diese 

 müssen sich natürlich in den verschiedenen Beobachtungsreihen bei denselben Tempera- 

 turen gleichmässig einstellen ; 2) aus mangelnder Anpassung des zur Darstellung der 

 Volumänderung gewählten rechnerischen Ausdruckes an die Ausdehnung selbst. Bei den 

 geringen Konzentrationsänderungen der verschiedenen untersuchten Salzlösungen (0'3 % bis 

 3 - 6 %) war auch aus dieser Ursache eine Übereinstimmung der etwaigen Abweichungen 

 bei den verschiedenen Temperaturen für die einzelnen Seewasser zu erwarten. 



