'ALIONI-BECKER 
presentano i differenti tipi di Mierotomi qui passati in rassegna, occorre 
innanzi tutto analizzare il modo con cui funziona il coltello, studian- 
dolo come strumento a sè, indipendentemente dal microtomo di cui fa 
parte, ed in secondo luogo applicare i risultati di tali osservazioni ai 
differenti microtomi. 
Per ciò che concerne il prime quesito lo Schifferdecker (!) ha dimo- ` 
strato chiaramente che il coltello, funzionando come un cuneo, taglia tanto 
meglio quanto più acuto à l'angolo sotto il quale esso penetra attraverso 
l'oggetto, od in altre parole quanto piü lunga e ristretta à la sezione del 
eoltello che interessa il corpo destinato ad essere tagliato. La presente 
figura (fig. 1) copiata dall'opera 77 Microscopio, (trad. ital. del Dott. Luigi 
Fig. 1. 
Buscalioni (*)) serve ad illustrare il quesito. Dalla stessa risulta infatti 
evidente che l'angolo aD a' è molto meno acuto dell'angolo bD b! e che ` 
questo, a sua volta, è più ottuso di quello cD c' il quale, infine, è meno 
acuto dell’ angolo dD dt. Stabilita una tale condizione di cose chiunque 
si convincerà facilmente che un coltello il quale penetri in un dato og- : E 
getto sotto l'angolo relativamente aperto aD a! eseguirà il taglio meno ` S 
perfettamente o, per lo meno più stentatamente di quanto avverrebbe se 
esso compenetrasse il corpo nella direzione dell'angolo venir in di 
(!) Das Mikroskopische Präparat (Behrens, Kossel und Schiefferdecker. Das Mi- 
hroskop. Braunschweig,. 1889). . 
(3) Unione Tipografica Editrice Torinese 1897. 
