(fig. 2) che io ho copiata dal trattato I} Microscopio e che rappre- 
senta due posizioni del rasoio, l’ una normale (A) e l'altra (B) ripro- 
vevole a causa del tagliente rivolto in alto, valgono ad illustrare i fatti. 
Pei modelli a coltello verticale (mod. Minot) vale la stessa regola, colla 
differenza però che il coltello deve avere la faccetta attiva disposta in 
piano rigorosamente verticale. 
Finalmente, come terza condizione — fra quelle di più capitale im- 
portanza, delle quali io qui soltanto mi occupo — è ancora necessario 
che la lama nell’ eseguire il taglio agisca, ad un tempo, tanto pre- 
-mendo sull’ oggetto quanto scorrendo più o meno tangenzialmente al 
medesimo, affinchè ogni punto da cui riesce costituita descriva una linea 
più o meno curva — la risultante dei due movimenti — lungo il pezzo 
da sezionare. Altrimenti detto, è duopo che il coltello del mierotomo 
eseguisca gli stessi movimenti che l’istologo imprime agli ordinarî rasoi 
allorchè seziona a mano libera un oggetto. 
Queste condizioni trovansi tutte quante soddisfatte nei sovraccennati 
Microtomi? Già a priori possiamo affermare che talune lo sono real- 
mente. altre invece solo apparentemente, ed altre See? non lo sono af- 
fatto e ció a seconda del tipo di Mierotomo. 
Per quanto concerne la prima condizione è lecito affermare che i mo- 
delli di Schanze, di Jung, di Becker, di Reichert, di Koristka e di Zam- 
belli, appartenenti tanto al primo che al secondo tipo, corrispondono piü 
o meno completamente allo scopo, essendo sempre possibile di adattare 
agli stessi in tal guisa il coltello che questo si trovi diretto più o meno 
obliquamente rispetto all' oggetto. All'opposto i modelli simili a quelli 
di Minot non raggiungono l'intento poichè l'oggetto è costretto a pene- 
trare attraverso al coltello esclusivamente in senso perpendicolare alla 
direzione del taglio. 
Tutti quanti i mierotomi sono in grado di soddisfare alla seconda 
condizione: qui intanto credo utile di rilevare che taluni fabbricanti so- 
gliono costruire degli apparecchi speciali (lamine di correzione del Thoma 
ad es.) atti precisamente ad assicurare, a seconda dei Microtomi, la per- 
fetta orizzontalità, rispettivamente la verticalità, della faccetta attiva del 
