i 
3: 
NUOVO MICROTOMO BUSCALIONI-BECKER > 393 
Sopra una larga base di ferro (fig. 4, 1) rettangolare e fornita di ma- 
niglie (fig. 4, 2) alle due estremità, si elevano due sostegni (fig. 4, 3) 
destinati a sorreggere la slitta del coltello ed a dare attacco alla ruota 
(fig. 4, 4) che mette in moto l'apparecchio. 
Fig. 4. 
Microtomo coll’ apparecchio d'innalzamento micrometrico reso indipendente 
dalla ruota dentata e fissato ad uno dei cilindri della piattaforma. 
La slitta del coltello, rappresentata da un’insenatura a sezione trian- 
golare, è circoscritta da un sipario (fig. 4, 5) verticale e da un altro 
(fig. 4, 5a) inclinato sul precedente di circa 45.° entrambi di vetro le- 
vigato e molto robusti ('). 
Il carretto del coltello (fig. 4, 6) che scorre entro questa slitta à di 
forma prismatica a base rettangolare rivolta in alto. Esso è molto mas- 
siccio e poggia, per mezzo di otto punte di avorio, contro le lastre di 
vetro. La sostituzione delle punte d'avorio alle ordinarie listerelle di 
(1) Il lato o sipario inclinato è quello rivolto verso l'oggetto da sezionare. Tale 
disposizione che si verifica soltanto in qualche altro microtomo é, secondo il mio 
modo di vedere, assai più vantaggiosa di quella in cui il sipario obliquo è situato 
dal lato opposto. 
