( 345 ) 
A cet effet je me suis servi d’un appareil composé d'un ~ 
tube capillaire en verre à parois très-minces afin qu’il 
puisse facilement se mettre en équilibre de température 
avec le milieu dans lequel il se trouve. Ce tube était placé 
dans l'axe d’une petite auge en fer-blanc, remplie d'huile, 
que l’on pouvait chauffer sur toute sa longueur au moyen 
de lampes. Le mercure était contenu dans un réservoir en 
verre, placé à une certaine hauteur en dehors du bain 
d'huile et communiquant avec le tube capillaire au moyen 
d’un tube muni d’un robinet en verre. Le mercure du 
réservoir n'était pas chauffé; pour corriger ce défaut, j'ai 
soudé au tube capillaire, à l'extrémité correspondant à 
l'entrée du mercure, un tube large en verre, renflé encore 
Par quelques petites boules soufllées sur son étendue; ce 
tube large plongeait dans le bain d'huile et c’est à ce der- 
nier seulement que venait se fixer le robinet en verre. Dans 
ces conditions on peut être certain que le mercure est con- 
venablement chauffé avant d'entrer dans le tube capillaire, 
car, vu la lenteur avec laquelle l'écoulement se fait, le 
volume du mercure écoulé pendant le temps de l'expérience 
est un peu inférieur au volume du tube large; il suffit dès 
lors d'attendre assez longtemps, avant de faire une déter- 
mination, pour que l’on puisse avoir la certitude qu'il y a 
égalité de température entre le mercure remplissant le 
tube capillaire et célui remplissant le tube large. 
_ Jai laissé chaque fois couler du mercure pendant cinq 
minutes comptées au moyen d’une montre à secondes 
indépendantes; la quantité de mercure écoulée était pesée 
après refroidissement, puis versée de nouveau dans le ré- 
servoir; de cette façon la hauteur de chute du mercure 
était maintenue constante à l’origine du mouvement. Pour 
obtenir la hauteur de chute effective, il suffit de prendre 
è 
