( 468 ) 
du siècle dernier des dispositions proposées pour l'enre- 
gistrement mécanique des variations du baromètre, entre 
autres. D'Ons-en-Bray, mécanicien très-distingué, Con- 
struisit, vers 4754, un anémomètre qui marquait, pendant 
les vingt-quatre heures, les directions et les degrés de 
force du vent. Kreil, météorologiste allemand, a imaginé, 
depuis quelques années, un genre de barographe et de 
thermographe ingénieux, qui fonctionnent à l'observatoire 
de Bruxelles (1). Ces appareils, reposant sur des combi- 
gaah e CRU Pere 
(1) Le barographe de Kreil se compose essentiellement d'un barometre à 
siphon, dans la petite branche duquel un flotteur suit les fluctuations du 
mereure et les transmet à une poulie, au moyen d’un fil, de la même manière 
que dans un baromètre à cadran. Une tige en cuivre élastique, fixée à 
poulie perpendiculairement à son axe, s'allonge dans le sens horizontal; lle 
s'écarte peu de cette ligne dans les mouvements angulaires que les variations 
de la colonne mercurielle lui impriment. Le tout est convenablement équi- 
libré. L'extrémité de la tige est armée d’un crayon parallèle à Pase de la 
poulie, et dont la pointe affleure presque une feuille de papier tendue sur un 
cadre qui est entrainé lentement, dans le sens horizontal, par l'action d'une 
horloge. De 5 en 5 minutes, cette horloge imprime, au moyen d'une détente, 
un choc rapide sur le crayon de façon à laisser, à l'instant même, une trace 
distincte, mais momentanée , puisque l’élasticité de la tige de cuivre portant 
le crayon éloigne celui-ci du papier aussitôt le choc produit. 
Si l'on joint par une ligne, les traces laissées ainsi sur le papier de 5 en 
5 minutes, après vingt-quatre heures, on a une courbe dont les ordonnées 
accusent les variations de la pression atmosphérique. 
La marche de cet instrument est satisfaisante, et les résultats obtenus sont 
utilisés. On conçoit, du reste, que l'allongement de la tige portant le crayon 
r t ti llement les variations que Su- 
indicateur permette d’aug prof 
bissent les ordonnées de la courbe. 
Le thermographe de Kreil se compose d'un tube thermométrique de fort 
calibre, monté sur un axe de rotation perpendiculaire à la longueur du ake, 
qui se meut avec une extrême facilité sur ses pivots. Dans une position d'équi- 
libre stable, le tube thermométrique est incliné à l'horizon, la mass? ~ y 
boule étant sensiblement équilibrée par un contre-poids qui fait corps ave” 
l'axe. Mais la position d'équilibre stable change avec la température par suite 
