RE TS Tel 
( 475 ) 
la pression de l'air. D'après M. Ronalds, l'erreur moyenne 
d'une longue série de comparaisons, faites en octobre et 
novembre 4850, entre son instrument perfectionné et un 
baromètre étalon, ne s'élèverait qu’à 0"",071 (1). Le baro- 
graphe se maintient de lui-même à l'abri de l'influence de 
la température sur la colonne de mercure, à l’aide d'un 
système de compensation. 
M. C. Brooke avait établi, en 1847, à l'observatoire de 
Greenwich, un barographe enregistreur au moyen d'un 
appareil photographique. H est moins compliqué que celui 
de M. Ronalds, parce qu'il n'effectue pas la correction de 
la température sur le mercure. Mais il est moins sensible et, 
par conséquent, moins exact, à cause de l'intervention de 
pièces qui doivent se mouvoir mécaniquement pour l’enre- 
gistrement des variations. En effet, le pinceau lumineux 
qui trace la courbe des changements, passe à travers une 
étroite ouverture, percée dans une petite plaque de mica 
qui est attachée à l'extrémité d’un grand bras de levier 
horizontal. Ce levier suit les déplacements du mercure 
d'un baromètre à siphon que lui imprime un flotteur. Le 
Pincean lumineux laisse sa trace, dans ces déplacements, 
sur un papier photographique en mouvement lent. Tel est 
l'appareil de M. C. Brooke pour l'enregistrement de la pres- 
Sion atmosphérique. Dans le barographe de M. Ronalds , 
le pinceau lumineux, après avoir rasé le sommet de la 
colonne mercurielle d’un baromètre de Torricelli, tra- 
verse un système de lentilles destiné à reproduire l’image 
ed à à à 
(1) Ce résultat est extrait d'une notice publiée par M. Ronalds, contenant 
k M scription de ses appareils. Le barographe et le thermographe ont été dé- 
rits dans le journal Cosmos (t. VII, p. 541), Je renvoie à ces ouvrages pour 
. la description détaillée de ces appareils. 
