( 482 ) 
rès du mercure d'un petit godet d, attaché à la plaque de 
l'appareil; le fil df met ce godet en rapport avec l’électro- 
aimant N. Le courant électrique arrive de l’un des pôles 
de la pile, par le fil X'U , à la partie supérieure du flotieur 
qui est bonne conductrice de l'électricité; de là, il tra- 
verse baeMg ou cdfNg, selon que le courant est fermé par 
contact en b ou en d, pour revenir à l’autre pôle de la 
pile par le fil g, qui est la réunion des fils des deux électro- 
aimants. 
Voici comment l'appareil fonctionnera. D'abord, toute 
cette disposition a pour but de maintenir le ménisque du 
mercure de la petite branche C à une ligne de repère pg €t 
de l'y ramener en notant le mouvement de déplacement, 
aussitôt qu’une variation de la pression atmosphérique Se 
manifeste. Quand le ménisque de la branche sera à la 
ligne pq, les pointes des vis d et e se trouveront respecti- 
vement à une très-petite fraction de millimètre des sur- 
faces du mercure dans les godets b et d; le courant électri- 
que étant interrompu de part et d'autre, le mécanisme P, 
et par suite l'engrenage HIJ, resteront stationnaires. Dès 
que le ménisque dépassera la ligne pq, à cause d'une di- 
 minution de la pression atmosphérique, le flotteur We 
soulèvera, et le contact s’établira entre la pointe dela vis 4 
et le mercure du godet b. Le courant étant aussitôt fermé, 
il suivra la direction X/Ubae pour aboutir à l'électro-ai- 
mant M, de façon à produire, à l'instant même, l'attraction 
et le déplacement du levier K. La roue T engrenant alors 
la roue H et le mécanisme P fonctionnant, la vis © 
tournera de façon à faire descendre les écrous B et G; je 
ménisque sera ainsi ramené à la ligne de repère. Dès qu'il 
l'atteindra, le courant sera interrompu el l'appareil re- 
- viendra au repos. | a 
