( 485 ) 
Remarquons ici que Voltit de l'écrou G et du 
châssis Q étant égal en hauteur au double de celui de B, 
va la différence de pas des vis E et F, le crayon R décrira, 
sur le papier S, une trace qui sera égale en hauteur verti- 
cale au double du déplacement du ménisque. Cette trace 
représentera exactement, sur les ordonnées, la diminution 
de la pression atmosphérique : car on sait que, dans un 
baromètre à siphon ayant des branches de même diamètre, 
le mouvement du mercure dans la petite branche n’est que 
la moitié de la variation du baromètre à cuvette. C'est 
afin de rétablir cette égalité qu'il faut donner à la partie de 
la vis F un pas double du pas de E. 
Lorsque la pression atmosphérique subira un accrois- 
sement, l’abaissement du flotteur établira le contact entre 
la vis c et le mercure du godet d; le courant se fermant 
alors, il cireulera suivant X’Ucd/f, pour arriver à l'électro- 
aimant N et déterminer le déplacement du levier K, de 
façon à établir le contact des roues J et H. Le mouvement 
du mécanisme et de la vis aura pour eflet de relever les 
écrous G et B jusqu’à l'instant où le ménisque sera ramené 
en pq; alors le contact entre ¢ et d cessant, le courant 
sera interrompu , et tout le système s'arrêtera. La trace du 
crayon , projetée sur les ordonnées , représentera l'accrois- 
sement de la pression atmosphérique. 
Le jeu de l'appareil nous montre : 4° que la notation 
des variations s'effectuera par l’action du mécanisme, sur 
laquelle il ne peut y avoir de doute, à l'instant de la ferme- 
ture du courant par le contact d'une des vis a et c avec le 
mercure; 2 qu'au moment où la variation sera notée, ce 
Contact cessant, le courant sera suspendu, et le mécanisme 
reviendra au repos. Ce mode d'action me paraît assez 
Simple pour que l'on puisse en attendre du succès. L'appa- 
