( 484 ) 
rèil est moins compliqué qu'il ne le parait à la première 
vues, parce que des moteurs et des organes, tels qu'un 
courant électrique, des électro-aimants, un mécanisme à 
ressort, une vis, sont des moyens d'action sûrs, consi- 
dérés individuellement, et qui ne peuvent perdre cette 
qualité par la manière simple dont ils sont ici reliés l'un 
à l'autre. Enfin, quel que soit le degré de sensibilité du 
levier U et du flotteur V nécessaire pour qu'ils suivent les 
mouvements du mercure, elle ne peut devenir une diffi- 
culté dans la réalisation; car il suffira d'un petit déplace- 
* ment du levier pour fermer, puis pour ouvrir le courant 
en provoquant ainsi la marche de l'appareil ou en suspen- 
dant son action. Qaelle que soit la petite distance qui doive 
séparer la pointe de chacune des vis a et c des surfaces de 
mercure, quand le ménisque est à la ligne de repère pq; On 
ne doit point craindre qu’une étincelle s'élance de ces 
pointes vers le mercure, car il n’est pas nécessaire que le 
courant électrique soit intense, les électro-aimants ayant 
seulement à vaincre la flexibilité du ressort Y. 
Quant à la promptitude de l'instrument à recueillir de 
indications, elle sera d'autant plus grande que les vis 4 
et c seront plus près du mercure; alors le courant sera 
fermé par le moindre déplacement du levier. Si la fluctua- 
tion du mercure dans un même sens persiste pendant un 
temps assez long, l’action du mécanisme se réitérera à des 
intervalles de temps tellement rapprochés, qu'elle sera 
pourainsi dire continue; alors le crayon tracera une ligne 
composée, en réalité, d'éléments rectilignes, mais d'une 
petitesse telle, qu'ils constitueront une ligne courbe qui 
ne présentera aucune discontinuilé. rer 
Quant aux effets des variations de la température SAF 
le mercure, qu'il convient d'éliminer dans la notation des 
