( 485 ) 
variations barométriques, il faut observer qu'ici la dila- 
tation capable d’affecter celle-ci, se réduit à celle de la 
petite colonne BV. En effet, dans un baromètre à siphon, 
la dilatation du mercure de la grande branche ne peut mo- 
difier la hauteur du liquide de la petite. L'influence de la 
chaleur se réduira donc à affecter, d'une manière apparente, 
les quelques centimètres de la petite branche de mercure 
BV. Pour ne pas entrer dans trop de détails, je me bor- 
nerai à dire qu'il sera facile de compenser cette dilatation 
de BV très-petite, par une contraction en sens inverse de 
la tige yV du flotteur, en la composant de pièces de métaux 
différents , ajustés de façon à établir cette compensation. 
Le thermographe électrique fonctionnera d’après le 
même principe, c'est-à-dire que les variations de la tem- 
pérature seront représentées par les déplacements qu'il 
faudra faire subir à un thermomètre, dans le sens de la 
verticale, pour ramener le sommet de la colonne mercu- 
rielle à une ligne de repère fixe quand les variations de la 
température len auront écarté. Comme le canal d'un tube 
thermométrique est trop petit en diamètre pour que l'on 
puisse songer à y introduire un flotteur, il faudra avoir 
recours à un autre moyen pour provoquer ou suspendre 
l'action des courants électriques aux instants voulus. Voici 
une disposition qui me paraît propre à résoudre cette dif- 
ficulté. 
Soit AB (fig. 2) le tube du thermomètre dont le canal in- 
térieur aura un diamètre au moins égal à 4 millimètre; 
le réservoir thermométrique, représenté en partie en C, 
reposera sur une pièce semblable à celle B de la figure 1", 
: à laquelle est adapté l’écrou de la vis E. Le thermomètre 
 Slissera à frottement doux entre des brides fixées à la 
Plaque de l'appareil. Le mécanisme à ressort, l'engrenage 
2™ SÉRIE, TOME III. 55 
