( 486 ) 
conique, le crayon traceur, le levier L et les électro- 
aimants seront disposés et fonctionneront de la même 
manière que dans le barographe décrit; aussi, ces pièces 
ne sont-elles point reproduites dans la 2™° figure. 
Pour déterminer l’action électrique sur les électro- 
aimants M et N (fig. 2), il faut avoir recours à deux 
courants distinets qui seront fournis par deux piles repré- 
sentées ici par les éléments P et Q. Deux fils de platine ab 
et cd pénètrent dans l'intérieur du tube thermométrique; - 
ils sont isolés l’un de l'autre par un enduit en gomme- 
laque qui formera autour de ces fils un cylindre de dia- 
mètre un peu moindre que celui de l’intérieur du tube, 
de façon à pouvoir glisser facilement dans le canal ther- 
mométrique. L'extrémité d du fil cd doit excéder celle b de 
l'autre fil d’une fraction de millimètre. La partie supérieure 
du cylindre de gomme-laque est solidement fixée en ee à 
la plaque, au moyen d’une virole mastiquée sur ce cylindre, 
de sorte que celui-ci restera dans une position invariable 
quand le tube thermométrique sera élevé ou abaissé. 
Le fil ba communique au charbon de l'élément P, tandis 
qu'un fil g, attaché au zinc du même couple, après avoir 
entouré l'électro-aimant M, pénètre dans le réservoir C 
du thermomètre. Quand le sommet de la colonne mercu? 
rielle se trouvera à la ligne de repère, le courant de l'élé- 
ment P sera interrompu : car il n’y aura point de contact 
entre ce sommet et l'extrémité inférieure ò du fil ab. Mais 
si le mercure s'élève au-dessus de la ligne de repère, qu! 
est intermédiaire aux extrémités b et d, la colonne ther- 
mométrique étant alors en contact avec b, le circuit sera 
fermé, et le courant suivra la direction fabhMg. L'aiman- 
tation de l’électro-aimant M fera fonctionner le mécanisme 
de façon à abaisser le thermomètre, comme on l'a dit pour 
