( 487 ) 
le barographe, quand il y aura contact entre a etb (fig. 1). 
L'action du mécanisme et de la vis cessera aussitôt que le 
contact en b sera interrompu (fig. 2). Le déplacement du 
thermomètre et, par conséquent, la variation de la tempé- 
rature seront ainsi notés par le crayon. Mais il est à re- 
marquer que c’est en sens inverse pour le thermographe, 
c’est-à-dire que toute trace du crayon correspondant à un 
accroissement de la température sera inscrite de haut en 
bas et non de bas en haut, comme cela devrait être. Un 
peu de réflexion prouvera que ce n’est point là une diffi- 
culté, puisqu'on aura une idée précise de la courbe des 
variations en examinant la feuille de papier renversée, 
c'est-à-dire en prenant pour ligne des abscisses la partie 
supérieure de la feuille. 
Le fil dei est en rapport avec le charbon du couple Q. 
Un autre fil k, partant aussi du même charbon, circule au- 
tour de l’électro-aimant N , après quoi il suit la direction 
loj pour aboutir au zinc du même couple. La partie oj de 
ce fil est en communication avec le mercure du réservoir 
thermométrique à l'aide d’un fil relié à jl en o qui pé- 
nètre dans cette capacité. La longueur du parcours AN 
doit être plus grande que celle icdol, afin que le courant 
ait plus de tendance à suivre celle-ci que la direction 
EN, lors de la fermeture du courant en d par l'immersion 
du fil dans le mercure. Cette immersion persiste aussi 
longtemps que le liquide ne descend pas au-dessous de d 
par suite d'une diminution de la température; alors le 
Courant doit circuler dans le sens icdoj saus passer par 
l'électro-aimant N. Comme le méeanisme et la vis ne peu- 
vent fonctionner en ce moment par l'effet de ce courant, 
le thermomètre ne doit pas être relevé. Mais si la tempé- 
 fature vient à diminuer, le sommet du mercure, cessant 
